( 127 ) 



§ 4 slot) doch daarvan gescheiden door een nieuwzilveren bakje, dat 

 als het ware een voering ervan vormt (verg. X, L PI. I). Verder 

 wordt de verdampte waterstof langs de buitenzijde van het vacuum- 

 glas Bo x geleid. Ten einde ook bij gereduceerden druk te kunnen 

 werken en elke bijraenging van lucht bij de gebruikte zuivere water- 

 stof uit te sluiten, is het geheele bad geplaatst in een stevige cylin- 

 drische koperen kast Vb, die luchtledig gepompt kan worden. 



De thans beschreven cryostaat is in 't bijzonder voor waterstof 

 geschikt, doch vervangt met voordeel de tot nog toe beschrevene, 

 wanneer het ten minste niet noodig is te zien wat binnen het bad 

 geschiedt. Een gewijzigden vorm, die dit op de wijze van den cryo- 

 staat met vloeibare zuurstof in Med. N°. 14, Dec. '94 toelaat, hoop 

 ik eerlang te beschrijven. 



Men kan in den te beschrijven cryostaat, evenals in den vorigen, 

 zonder iets aan de opstelling van de meettoestellen te veranderen met 

 de laatste alle temperaturen van - - 23° tot — 90° met chloormethyl, 

 van —103° tot —160° met aethyleen, van -- 183° tot — 217° met 

 zuurstof en van — 252° tot — 259° met waterstof doorloopen (alleen 

 voor temperaturen tusschen — 160° en — 180° is methaan nog 

 noodig). 



§ 2. Beschrijving. 



a. De nieuwe cryostaat is afgebeeld op PI. V. De letters zijn, 

 voor zoover de deel en dezelfde beteekenis hebben, dezelfde als die 

 gebruikt zijn bij de beschrijving der andere cryostaten ; gewijzigde 

 deelen zijn door nieuwe accenten en nieuwe deelen door analoge 

 letters aangegeven, zoodat de toelichtingen bij Med. N°. 83, Med. 

 N°. 94 c en Med. N°. 94 rf omtrent het verkrijgen van gelijkmatige en 

 standvastige temperaturen, waarop ik voor 't overige verwijs, ook 

 hier onmiddellijk kunnen dienen. Op PI. II is aangegeven hoe de 

 cryostaat in den waterstofcyclus is opgenomen. Onder X § 7 is 

 beschreven hoe de vloeibare waterstof in den cryostaat wordt gebracht. 

 Men vergelijke verder deze plaat, vooral wat het regelen van de 

 temperatuur betreft met PI. VI van Med. N°. 83 Febr. '03. In plaats 

 van Bu Vac op die laatste plaat, treedt hier (zie PI. II van de Med. 

 van heden) de compressor © als vacuüm pomp op. 



b. De meettoestellen (voorgesteld is als op de plaat bij Med. N°. 94 a 

 "VIII, de vergelijking van een thermoelement en een weerstandsther- 

 mometer) bevinden zich binnen den beschermenden cylinder § van 

 den roertoestel. Deze wordt op zijn plaats gehouden door 4 glazen 

 buisjes § 40 waaromheen komvormige koperen busjes £ 4; en g 42 aan 

 het einde van de stangetjes grijpen. 



9 

 Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XV. A°. 1906/7. 



