( 128 ) 



De beker Ba, die het bad van vloeibare waterstof bevat, wordt 

 gedragen door een nieuwzilveren drager Ba 2 in welks cylindervormigen 

 rand, Ba het glas juist past, en wordt daarbij op zijn plaats gehouden 

 door vier in de figuur niet afgebeelde, van Ba a uit afdalende en 

 onder den bodem van Ba zich vereenigende, platte, dunne nieuwzil- 

 veren trekbandjes. De ring Ba is de voortzetting van den cylinder Ba ü , 

 waaraan hij door zes versterkte draagribben Ba 1 verbonden is. Aan 

 het boveneinde is hij versterkt met een messingrand Ba s met verdikt 

 gedeelte, tegen hetwelk de bovenrand Ua van de kast £7 aangedrukt 

 wordt. Op Ba s rust verder het deksel J7 01 waarin de stop Avordt 

 geplaatst, welke de meettoestellen draagt. Sluiting wordt verkregen 

 door den caoutchoucband (zie verder Merï. N°. 83, 94 c en 94 d ). 



c. In de kast U hangt het vacuumglas B\ waarvan de binnen- 

 wand B' B1 beschermd wordt door het dunne nieuwzilverbakje Bb, 

 aan trekbandjes L\ en steunende op het houten blokje L\. Het car- 

 tonnen omhulsel B t dwingt de verdampte waterstof, die tusschen de 

 draagbalkjes Ba^ uittreedt, over het cartonnen scherm -fi' 030 , met 

 steunnokjes _B' 031 den door de pijltjes aangegeven weg te volgen om 

 bij T la te ontwijken. De kast is gevoerd met vilt, bedekt met nik- 

 kelpapier (verg. med. N°. 14 Dec. '94 en med. N°. 51 Sept. '99). 



d. Het opsluiten van vloeibare waterstof binnen een gesloten 

 ruimte, van welke de wanden voor een groot deel op een veel hoogere 

 temperatuur dan de kritische van waterstof zijn, maakt bijzondere 

 veiligheidsmaatregelen noodig. Dat dit geen noodelooze voorzorg is, 

 bleek, toen bij het onverwachts springen van het vacuumglas (zie 

 X § 1) van meer dan 1,5 Liter vloeibare waterstof binnen een paar 

 seconden niets meer te zien was. Dit verdwijnen staat toch gelijk 

 met het plotseling vormen van eenige honderden liters gas, die de 

 kast zouden doen ontploffen indien niet een ruime gelegenheid aan 

 het gas werd aangeboden, om zoodra de druk even boven den atmos- 

 ferischen stijgt, te ontsnappen. 



Dit gevaar wordt bij den nieuwen cryostaat op dezelfde wijze 

 ontgaan als waarop ik het indertijd, toen ik voor het eerst een bad 

 van vloeibare zuurstof in een gesloten toestel wilde afschenken, (zie 

 Med, N°. 14 van Dec. '94) vermeed. 



De bodem van de kast U is tot een veiligheidsdop van zeer groote 

 afmeting gemaakt; hij sluit als deksel W 3 van geperforeerd koper met 

 versterkte ribben in de met den rand W versterkte cylindervormige 

 kast Ub. Hierover is aan de buitenzijde (als in de veiligheidsbuizen 

 bij den waterstotliquefactor) een dun caoutchouc blad W z — van het 

 koper gescheiden door een blaadje papier, — gespannen, hetwelk 

 bij den geiïngsten overdruk opzwelt en springt, terwijl verder het 



