( 129 ) 



geheele vacuumglas of stukken daarvan, zoo zij uit de kast mochten 

 worden gestooten, het deksel W 3 zonder weerstand voor zich uitdrijven. 

 Daar de luchtdichte sluiting van het caoutchoucblad 1\\ op den 

 ring TI' niet te vertrouwen zou zijn en diffusie door aanraking van 

 het caoutchoucblad met lucht moet worden voorkomen wordt het 

 gebracht in een omgeving van waterstof, door den caoutchouccylinder 

 Wa gespannen op den steunring Ub 4 en het hulpdeksel Wb langs 

 Wc met dit gas te vullen. 



De touwen Wd dienen om het hulpdeksel Wb met een bepaalde 

 kracht tegen het veiligheidsblad te drukken nl. zooveel als de over- 

 druk bedraagt, die men om een of andere reden in de kast wil 

 toelaten. Om te zorgen dat het caoutchouc niet afgekoeld wordt, 

 waardoor de inrichting niet aan de bedoeling zou beantwoorden, is 

 de kast naar beneden eylindervormig verlengd met Ub 3 en dit deel 

 tusschen den rand Ub i en het hoofddeel van de kast om de afkoeling 

 van den benedenrand te voorkomen van nieuw zilver gemaakt. Het 

 geheele benedenste deel is met lagen vilt en wol opgevuld terwijl nog 

 een roodkoperen flens Ub, dient om, door warmtegeleiding van buiten 

 af, den benedenwand tegen afkoeling te beschermen. 



e. De waterstof wordt toegevoerd door het nieuwzilveren buisje a, 

 w T aarop de hevelbuis van een vacuumglas (X § 7) met een eindje 

 caoutchoucslang a' 2 (dat anders met een tap a 4 is gesloten, verg. X 

 § 4 al wordt bevestigd. Het nieuwzilveren buisje wordt gestoken door 

 een nieuwzilveren zijstuk Ud, dat op de kast vastgesoldeerd en met 

 kapok, tegen gehouden door een papieren buisje Ue, opgevuld is en 

 aan 't eind een steunkurkje Uf draagt. Wanneer het vacuumglas B 

 met de kast U om den beker Ba wordt gebracht, trekt men het 

 buisje a x een weinig terug. Is de kast op haar plaats bevestigd dan 

 schuift men het vooruit tot een nokje op a t stuit in een uitholling 

 in Ud, zoodat het uiteinde ervan uitsteekt binnen den beker Ba en de 

 waterstof hierin uit kan stroomen. Met het caoutchoucbuisje a s ver- 

 krijgt men sluiting op a 1 en Ud. 



§ 3. Opmerkingen over het meten met den cryostaat. 



In X § 7 is reeds medegedeeld hoe de voorloopige afkoeling ver- 

 kregen wordt. In een der proeven werd daarvoor bijv. verbruikt 3 Liter 

 vloeibare lucht en was de temperatuur verlaagd tot — 110°. Er werd 

 toen zeer voorzichtig waterstof in den cryostaat overgeheveld, onder 

 voortdurend werken van den roerder; eene hoeveelheid van 5 Liter 

 was voldoende om het bad van 1,5 Liter te verkrijgen. Er verdampte 

 toen verder circa 0,2 Liter per uur. Bij het reduceeren van den druk 

 tot circa 60 mm. verdampte ±0,2 Liter, daarna bleef de verdamping 



9* 



