( 132 ) 



(zie fig. 2) en bevat het opvangglas r , waarin de vloeibare lucht 

 wordt afgescheiden en waaruit zij wordt afgetapt door het hevel- 

 buisje. Het opvangglas is met een drijver dr voorzien. Bij het werken 

 ziet men dezen vrij snel regelmatig stijgen. 



§ 3. Verdere verbetering. Er zoude aan de regeneratieve cascade 

 nog allerlei te verbeteren zijn voor het beginsel ervan ten volle ver- 

 wezenlijkt is en deze ot gene verbetering, in een der cycli aange- 

 bracht, ook overal in de andere teruggevonden wordt, en het rende- 

 ment tot een maximum is opgevoerd ; doch dit is meer van technischen 

 aard. De beschikbare tijd wordt liever aan andere vraagstukken 

 gewijd, daar de regeneratieve cascade voldoende vloeibare lucht geeft.. 

 Voldoende, maar niet te veel, daar voor het werken met vloeibare 

 waterstof (zie X) naast andere onderzoekingen op cryogeen gebied 

 het van groot belang is te beschikken over zulke betrekkelijk over- 

 vloedige voorraden vloeibare lucht als de Leidsche cascade levert. 



XIV. Bereiding van zuivere waterstof door distillatie van 

 minder zuivere. 



Het lag voor de hand om de zuivere waterstof ten behoeve van 

 de vulling van thermometers en piëzometers *) te verkrijgen door vloei- 

 bare waterstof onder verlaagden druk over te laten distilleeren 2 ) en de 

 op deze wijze verkregen zeer zuivere vloeistof weder te laten ver- 

 dampen. Daartoe is het volgende toestelletje (Fig. 4) ingericht. 



Het vacuumglaasje^l wordt aan den liquefactor zie PI. I en III bij N a 

 of aan een voorraadflesch verbonden, luchtledig gepompt en als aan- 



b In Med. N' 1 . 94e (Juni '05) werd aangegeven, dat eene zuivering door samen- 

 persing gepaard aan afkoeling voor waterstof nog nadat deze in den ontwikkelings- 

 toestel (Med. N'. 27, Mei '96 en Med. W. 60, Juni 1900) over P 2 5 geleid was van 

 nut kon zijn. Ik had daarbij vooral opnemen van waterdamp op het oog daar bij 

 eene goede uitvoering het gas, ten minste tot merkbare dampspanning, niet anders 

 dan H 2 en SO t H 3 kan bevatten. Hoe volledig de bevrijding van waterdamp op deze 

 wijze kan zijn, blijkt uit een berekening van Dr. W. H. Keesom, waarbij gebruik ge- 

 maakt is van de formule van Scheel Verh. D. ph. G. 7. p 391. 1905 en waaruit 

 voor de spanning van waterdamp (boven ijs) volgt 10 _1 ' J mM., zoodat water volle- 

 dig wordt achtergehouden als het gas lang genoeg in den toestel blijft. Hetzelfde 

 geldt van alle stotfen met hooger kookpunt dan water (S0 3 dampen, vetdampen 

 enz.). Ook om deze stoffen tegen te houden is de bewerking wenschelijk. Wat nu 

 een alleen door water verontreinigd gas betreft, zoo zal daarin, wanneer het in 

 een stroom van 3 Liter per uur door eene buis van 2 cM. diameter en lang 8 cM. 

 over P 2 5 wordt gevoerd, niet meer dan 1 mGr. per 40000 Liter overblijven 

 (Morlev, Amer. Journ. of Sc. 3 Ser. 34 o. 149, 1887). Deze hoeveelheid van 1 mGr. 

 is waarschijnlijk slechts voor een klein deel water (Morley. Journ. d. ch. phys. 3. 

 p. 241 1905). Volstrekt noodig zou dus de aangegeven bewerking, althans wat 

 waterdamp betreft, niet zijn wanneer men zeker was van voldoende aanraking- 

 met het Pj0 5 . Zij neemt echter de onzekerheid weg, die daaromtrent blijft bestaan. 



2 ) Dit is eene voor de hand liggende uitwerking van wat Dewar aangeeft. Proc. 

 Chem Soc. 15, p. 71, 1899. 



