( 133 ) 



Fig. 4. 



gegeven in X § 7 gevuld met vloeibare waterstof. Vervolgens wordt Cin 

 het vacuumglaasje B (dat vooraf luchtledig gepompt is) eenige malen 

 van uit A gevuld, en' het vacuumglaasje B met B l aan den liquefactor 

 verbonden, en evenals A leeggepompt en eveneens met vloeibare 

 waterstof gevuld, en bij B 2 met de gewone luchtpomp verbonden, 

 zoodat de waterstof in B bij 60 m.m. kookt. Men laat dan in het 

 reservoir C waterstof langs c 1 overdistilleeren, sluit c A en koppelt het 

 caoutchoucslangetje bij a af en brengt den geheelen toestel over naar 

 de meettoestellen, die men met zuivere waterstof vullen wil, waartoe 

 de toestel bij c 3 met de voor dit doel bestemde kwikluchtpomp 

 verbonden wordt. Ten einde te zorgen dat de waterstof in B slechts 

 langzaam verdampt en die in C dus niet verloren gaat voor men 

 tot het vullen van de toestellen wil overgaan, wordt B in een 

 vacuumglas met vloeibare lucht geplaatst. 



Natuurkunde. — De Heer Kamerlingh Onnes biedt aan Mededee- 

 ling N° 95^ uit het Natuurkundig Laboratorium te Leiden : 

 H. Kamerlingh Onnes en C. A. Crommelin: „Over het meten 

 van zeer lage temperaturen. IX. Vergelijking van een thermo- 

 element constantaan-staal met den waterstoj "thermometer. ." 



§ 1. Inleiding. 



De in het volgende medegedeelde metingen vormen een deel van 

 eene reeks, die reeds lang geleden werd ondernomen met het oog 

 op het verkrijgen van zooveel mogelijk onafhankelijke en onderling 

 controleerbare gegevens over de betrouwbaarheid van de bepaling 



