( 134 ) 



van lage temperaturen. Daartoe bestond het plan een thermo-element '), 

 een goud- en een platina-weerstandsthermometer 2 ) elk voor zich 

 met twee gasthermometers en verder onderling te vergelijken, terwijl 

 de afwijking der gasthermometers door een differentiaalthermometer ') 

 zou worden bepaald. Oorspronkelijk was naast waterstof, stikstof 

 gekozen, voor de stikstof kwam later helium in de plaats. Van al 

 deze metingen zijn, tengevolge van herhaling bij steeds aangebrachte 

 verbeteringen, nog slechts cijfers medegedeeld, die betrekking hebben 

 op den goud- en den platina-weerstandsthermometer 4 ), en ook deze, 

 welke in Med. 95 c door andere vervangen worden, hebben 

 alleen beteekenis, voor zoover zij aantoonen, dat de gevolgde methode 

 tot de gewenschte nauwkeurigheid kan voeren. De door ons, wat 

 bovengenoemd thermo-element betreft, verkregen uitkomsten beant- 

 woorden ook nog niet in alle opzichten aan de gestelde eischen ; 

 intusschen scheen het toch wenschelijk ze te publiceeren, daar de 

 temperatuurbepalingen bij verschillende metingen, over welke binnen 

 niet al te langen tijd mededeelingen zullen worden gedaan, met dit 

 thermo-element zijn verricht. 



§ 2. Vergelijkingen door andere waarnemers. 



a. Constantaan-ijzer elementen, zijn alleen door Holborn en Wien') 

 en Ladenburg en Krügel 6 ) met den waterstofthermometer vergele- 

 ken. De calibratie der beide eerstgenoemde onderzoeTkers berust op 

 eene vergelijking bij twee punten nl. in vast koolzuur en alcohol 

 (waarvoor — 78°. 3 opgegeven wordt) en in vloeibare lucht (waarvoor 

 zij — 189M vonden). Zij meenen de temperatuur door de formule 



t = aE + bE 2 

 voor te kunnen stellen, en vermelden, dat bij een controle waarne- 

 ming in kokende zuurstof ( — 183°. 2 bij 760 m.m. kwikdruk) een 

 goede overeenstemming verkregen werd. 



Ladenburg en Krügel vinden Holborn en Wien's formule onvol- 

 doende en stellen voor 



t — aE -f- bE 3 -f cE\ 



Zij vergelijken het thermo-element met den waterstofthermometer 

 bij 3 punten, nl. vast koolzuur met alcohol, kokend aethjieen en 



i) Zie Med. N°. 27 en 89. (Versl. Kon. Ac. 30 Mei 1896, 27 Juni 1896 en 

 28 Nov. 1903). 



2 ) Zie Med. N°. 77 en 93. (Idem 22 Febr. 1902 en 25 Juni 1904). 



5) Zie Med. N°. 94<\ (Idem 27 Mei 1905). 

 *) Zie Med. N°. 93. (Idem 25 Juni 1904). 



6) Sitz.ber. Ac Berlin. Bd. 30, pg. 673, 1896, en Wied. Ann. Bd. 59, pg. 213. 1896. 

 ö) Cliem. Ber. Bd. 32, pg. 1818. 1899. 



