(135) 



vloeibare lucht. Ter controle bepalen zij het smeltpunt van ether 



-112°), waarbij zij eene afwijking van 1° vinden. Hiermede stellen 

 zij zich tevreden. 



Rothe ') kon slechts tot eene indirecte vergelijking met den water- 

 stofthermometer geraken. Hij vergeleek zijne thermo-elementen con- 

 stantaan-ijzer bij — 79° met den alcohol thermometer, dien Wiebe en 

 Böttcher ") aan den gasthermometer hadden aangesloten en bij 

 — 191° met een platina-weerstandsthermometer, die bij ongeveer 

 dezelfde temperatuur door Holborn en Dittenberger 3 ) in de Phys. 

 Techn. Reiehsanstalt met den waterstofthermometer vergeleken was. 



De thermostaat was zeer gebrekkig ; afwijkingen in de tempera- 

 tuur van 0°.4 tot 0°.7 kwamen binnen 10 minuten voor. (Verg. wat 

 dit betreft § 7). Daar Rothe zich tot twee punten bepaalde, moest 

 hij zich met eene quadratische formule tevreden stellen en berekende 

 hij dezelfde formule als Holborn en Wien. 



Uit de medegedeelde cijfers voor andere temperaturen is alleen 

 af te leiden, dat de onderlinge verschillen van de afwijkingen dei- 

 verschillende thermo-elementen constantaan-ijzer en constantaan-koper 

 van hunne quadratische formules een paar tiende graden konden 

 bedragen. Omtrent de aansluiting bij den waterstoftliermometer blijkt 

 niets. Op het vraagstuk, waarmede wij ons bezig houden, heeft dit 

 onderzoek verder geen betrekking. 



b. Onder de thermo-elementen van andere samenstelling vermel- 

 den wij dat van Wroblewski 4 ), die zijn nieuw-zilver-koper element 

 bij -|- 100° (water), — 103° (aethyleen onder atmospherischen druk 

 kokend) en — 131° (aethyleen onder gereduceerden druk kokend) 

 met den waterstofthermometer vergeleek en hieruit eene cubische 

 formule voor t berekende. Hij toetste deze door de kookpunten van 

 zuurstof en stikstof te bepalen, en vond een overeenstemming binnen 

 Q\l met den waterstofthermometer. Daar echter Wroblewsky voor 

 het kookpunt van zuivere zuurstof bij 750 m.M. druk 181°. 5 vond, is 

 aan de door hem vermelde overeenstemming geene waarde te hechten. 



Het onderzoek van Dewar j ) over het element platina-zilver had 

 voorloopig enkel ten doel na te gaan of dit element geschikt is, voor 

 het meten van temperaturen bij — 250° en daar beneden (waar de 

 gevoeligheid van den weerstandsthermometer belangrijk vermindert), 

 en heeft zich bepaald tot het bewijs, dat dit werkelijk het geval is. 



') Ztschr. für Instrumentenk. Bd. 22 pg. 14 en 33. 1902. 



2) „ „ Bd. 10 pg. 16. 1890. 



3) Drude's Ann. Bd. 6 pg. 242. 1901. 



*) Sitzungsber. Ac. Wien Bd. 91. pg. 667. 1885. 



