(136 ) 



c. Er is dus nog geen onderzoek verricht, hetgeen, gelijk het in deze 

 mededeeling bevatte, de gelegenheid geeft te beoordeelen in hoeverre 

 thermo-elementen voor de nauwkeurige bepaling van lage tempera- 

 turen (b.v. tot op Vso nauwkeurig), geschikt zijn, alsmede door 

 welke formule en met hoeveel punten van calibratie een willekeurige 

 temperatuur in een aangegeven gebied tot op dit bedrag kan worden 

 bepaald. 



§ 3. Wijzigingen in de thermo-elementen en hulptoestellen. 

 Wij vermelden hier eenige wijzigingen en verbeteringen, die in 

 § 1 van Med. N°. 89 nog niet beschreven zijn. De eerste twee 

 (a. en b.) zijn bij het element waarmede de volgende metingen zijn 

 verricht, ook niet aangebracht, doch zij zijn sedert dien bij andere 

 elementen toegepast, en worden daarom volledigheidshalve vermeld. 

 a. Let men er op, dat het thermo-element bij verschillende metin- 

 gen niet altijd onder dezelfde omstandigheden gebruikt wordt, b.v. 

 niet tot op dezelfde diepte in het bad wordt gedompeld enz., en 

 dat, al geschiedt dit ook al, de tijd gedurende welke dit bij gelijk- 

 blijvende temperatuur het geval is, niet altijd zoo lang zal zijn, dat in 

 beide gevallen dezelfde verdeeling der temperatuur in de metaaldeelen 

 van het element zal zijn verkregen, dan blijkt het van 't grootste 

 belang er voor te zorgen, dat de temperatuur van de soldeerplaats, 

 die door de electromotorische kracht wordt gegeven, van die van het 

 oppervlak van het koperen beschermingsblokje d.w.z. die van het bad 

 zoo weinig mogelijk en in alle gevallen slechts zeer weinig verschilt. 

 De constructie van de contactplaats, in tig. 1 afge- 

 beeld, biedt daarvoor meer waarborg, dan die op Plaat I 

 van Med. N°. 89. De draden a en b zijn gesoldeerd 

 op den bodem van kleine holten c, die in het bescher- 

 mingsblokje zijn uitgeboord, en zijn elk door een dun- 

 wandig glazen buisje geïsoleerd. Is de constructie van 

 Plaat I Med. N°. 89 niet volgens de bedoeling uitge- 

 voerd (doorzagen van proefstukken bewijst in hoeverre 

 men daarin geslaagd is) en bevindt zich dus de soldeer- 

 plaats op eenigen afstand van het boven vlak van het 

 blokje, zoo kan men gemakkelijk berekenen, dat ten 

 gevolge van de warmtegeleiding langs de draden, wan- 

 neer het thermo-element in vloeibare zuurstof gedom- 

 peld is, zelfs wel een graad temperatuurs verschil 

 Fig. 1. tusschen de contactplaats en het blokje kan bestaan. 



i) Proc. R. S. Bd. 76, pg. 317. 1905. 



