(138) 



een bepaalde temperatuur van het koperen blokje een bepaalde 

 waarde van de electromotorisehe krachten beantwoorden. Er wordt 

 niet beoogd de electromotorisehe kracht van de combinatie der metalen, 

 die bij de soldeerplaats in aanraking met elkaar zijn, nauwkeurig 

 te bepalen, maar enkel, dat een bepaalde electromotorisehe kracht 

 bij een bepaalde temperatuur van het bad, waarin het element ge- 

 dompeld wordt, nauwkeurig wordt aangewezen. (Verg. overigens § 5). 

 Ten einde den invloed der warmtegeleiding langs de draden bij 

 de soldeerplaats nog te verminderen zal bij nieuwe elementen de 

 proef genomen worden met het onderbreken van de glazen buis 

 2 cM. boven den koperen rand van het koperen blokje door een 

 aan weerszijden aan de glazen buis gesoldeerde kopere buis, 5 cM. 

 lang, die in het bad onder de vloeistof gedompeld blijft. 



§ 4. Voorzorgen bij de metingen van cle electromotorisehe krachten. 



a. De in §3 van Med. N°. 89 beschreven toestellen en schake- 

 lingen zijn geheel opgesteld op paraffine, waarmede ook de omhul- 

 lende deelen van de toestellen geïsoleerd zijn. Niet van paraffine- 

 isolatie voorzien zijn alleen de draden, die tusschen de verschillende 

 vertrekken loopen en die op porceleinen dragers, van welke de hooge 

 isolatie-weerstand herhaaldelijk is gecontroleerd, gespannen zijn. De 

 ijspotten hangen op porceleinen isolatoren. Alle deelen der opstelling- 

 werden natuurlijk, voor zij in gebruik genomen werden, zorgvuldig 

 wat hunne isolatie betreft onderzocht. 



b. De noodzakelijkheid van het voortdurend aanstampen van het 

 ijs in de ijspotten, werd reeds in Med. N°. 89 betoogd. 



c. De stopcommutatoren zijn van roodkoper. Alle contacten van 

 verschillende metalen in de schakeling zijn zorgvuldig door inpakking 

 in wol of watten, waarvan ze door paraffine geïsoleerd zijn, in kar- 

 tonnen doozen tegen temperatuursverandering beschermd. Alleen werd 

 dit achterwege gelaten bij de contactplaatsen van de roodkoperen toe- 

 leidingsdraden met de messing-klemmen der weerstandsbanken. Om 

 aan de Westonelementen een onveranderlijke temperatuur te waar- 

 borgen, is ook voor eene behoorlijke verpakking van deze zorg gedra- 

 gen. De accumulator is in een houten kist geplaatst. 



cl. Wat de controle-elementen betreft, werd er op gelet, dat de 

 stoom uit de kooktoestellen (verg. Med. N°. 27, § 8) met een aan- 

 genomen standvastige snelheid uitstroomde. 



e. Alvorens tot eene meting wordt overgegaan, wordt door kort- 

 sluiting in de roodkoperen commutatoren in de geleidingen, die van 

 de thertno-elementen en de Westonbatterij naar de schakeling voeren 

 nagegaan of alle electromotorisehe krachten in de schakeling zoo 



