( 139 ) 



klein en standvastig zijn (niet meer dan eenige microvolts), dat 

 eliminatie door omlegging' der verschillende commutatoren volkomen 

 zeker mag geacht worden. 



§ 5. Controle der thermo-elementen. 

 Aangetoond werd: 



a. dat wanneer alle contactplaatsen in ijs gepakt waren, de electro- 

 motorische kracht van het element minder dan één microvolt bedroeg. 



b. dat verwisseling der beide contactplaatsen constantaan-staal, 

 zóó, dat nu eens de één, dan weer de andere in den cryostaat ge- 

 plaatst werd, slechts een zeer gering verschil in electromotorische 

 kracht aanwees. Er wordt echter zorg voor gedragen, dat steeds 

 hetzelfde been in den cryostaat wordt gebracht. 



c. dat bij het op- en neerschuiven van de contactplaats in het 

 bad, geen verschil in aanwijzing te bespeuren valt (temperatuurs- 

 verschil dus zeker <[ 0°.02). 



Uit dit alles blijkt, dat de electromotorische krachten, die buiten 

 de contactplaatsen in het element worden opgewekt, uiterst gering 

 zijn. 



§ 6. Correcties en berekeningen van de bepalingen der electromoto- 

 rische krachten. 



a. R w R c R hebben in het volgende de beteekenis die in Med. 

 N D . 89 § 3 is uiteengezet. E w , E c en E' beteekenen de electromotorische 

 krachten resp. van waarnemingselement, controle-element en Weston- 

 batterij. Zijn R w R c en R' verkregen zoo volgt: 



E w = ^E c oïE w = ^E. 



Ter controle dient dan: 



E' 

 E r = — R c 

 E 



b. Om R w te vinden worden op de stoppen der weerstandsbank 

 afgelezen R' w (in den tak van kleinen weerstand), en R" w (in den 

 tak van grooten weerstand), welke naast elkaar geschakeld zijn om 

 R w te vormen. 



«. Temperatuurcorrecties behoefden bij geen der weerstandsbanken 

 (ook niet bij die, welke R c en R' leveren) te worden aangebracht. 



£. Bij R! w moest soms gevoegd worden de overgangsweerstand 

 der stoppen. 



y. Bij R' w wordt gevoegd de coriectie op internationale ohms 

 volgens de calibratietabel der Phys. Techn. Reichsanstalt. 



