( 140 ) 



d. Bij R" w wordt gevoegd het bedrag, dat noodig zou zijn om de 

 compensatie volledig te maken, welk bedrag uit de uitslagen van den 

 galvanometer bij twee waarden van R" w (zie tabel I en IV) wordt 

 berekend. 



c. Om R c te vinden handelt men met R' c en R" c , die een over- 

 eenkomstige beteekenis ten opzichte van R c , als R' l0 en R" w ten op- 

 zichte van R w hebben, als met R' w en R" w wat betreft de correcties 

 «, /$, y en d. De hieruit verkregen uitkomst R'" c geldt voor de tem- 

 peratuur bij welke het water in den kook toestel kookt bij den gedu- 

 rende de waarneming daar heerschenden barometerstand _B. 



s. R"' c wordt nu gecorrigeerd tot de waarde, die zij zou hebben 

 bij 760 m.m. kwikdruk op 45° N.B. 



d. Om R' te vinden, worden aan den onveranderlijken weerstand 

 R', de boven met 7 en d aangeduidde correcties aangebracht. 



e. E', betrekking hebbende op de temperatuur t' van de Weston- 

 batterij, wordt aan de tabel van Jaeger ') ontleend. 



§ 7. Overzicht van eene bepaling. In tabel I zijn opgenomen al 

 de aflezingen, welke voor eene bepaling van de electromotorische 

 kracht dienen, en wel voor die bij — 217° (Zie § 8). Ondersteld 

 wordt, dat gedurende den korten tijd noodig voor de verschillende 

 aflezingen (verg. § 3 van Med. N". 89) de electromotorische kracht 

 van den accumulator (zie § 4, c) constant blijft. Men verzekert 

 zich er verder van, dat de temperatuur in den kooktoestel van het 

 controle-element eene genoegzaam standvastige waarde behouden 

 heeft en dat het gelukt is, *) de temperatuur van het bad in den 

 cryostaat tot op 0°.01 standvastig te houden 3 ). (zie tabel I). 



Op volkomen dezelfde wijze werden op denzelfden waarnemings- 

 dag verkregen de waarden voor de electromotorische krachten ver- 

 eenigd in Tabel III. 



Uit het voorafgaande overzicht kan worden opgemaakt, dat de 

 bepalingen zelfs bij — 217° nog met de gewenschte nauwkeurigheid 

 kunnen worden verricht. Bij — 253° is de gevoeligheid van het element 

 constantaan-staal belangrijk kleiner dan bij — 217°. Het komt ons 



1 ) Jaeger, Die Normalelemente 1902. pg. 118. 



2) Vgl. Med. N". 83, § 5 en Plaat III. 



3 ) Bij de aflezing worden ook opgenomen de temperaturen van het vertrek (tk) 

 en van den galvanometer (tg) ; deze zijn van belang wanneer men later, in verband 

 met de gevoeligheid, den weerstand, dien galvanometer en toeleidingsdraden tijdens 

 de waarneming hadden, wenscht te kennen. Wat betreft de vermelding der 

 combinatie P 3 + Q 2 bij de controle-elementen kan op Med. N°. 89 g 2 verwezen 

 worden. 



