( 154) 



Travers, Senter en Jaquerod 1 ) geven als uitzettingscoëfficient van 

 een niet nader bepaalde glassoort tussehen 0° en --190° 0,0000218 

 op. Uit den gemiddelden nitzettingscoëffieient van D tot 100° meenen 

 wij op te maken dat dit glas overeenkomt met ons Thüringerglas. 



De gemiddelde uitzettingscoëfficient tussehen 0° en — 190° voor 

 Thüringerglas in 1903 te Leiden gevonden is 0,00002074. 



§ 2. Meting van den uitzettingscoëfficient van Jenagïas en van 

 platina tussehen 0° en — 182°. 



De. gebruikte staaf Jenagïas was dezelfde als die van Med. N°. 85. 



Aan de uiteinden van de 85 cM. lange platinabuis waren glazen 

 uiteinden gesoldeerd van dezelfde soort als de Jenastaaf. Ter be- 

 paling van de gemiddelde temperatuur der uiteinden waren deze 

 uiteinden met dunnen platinadraad omwikkeld, die aan beide einden 

 in twee platina toeleidingsdraden overging en met eenige lagen 

 papier omwoeld was, om de uitwendige warmtegeleiding zooveel 

 mogelijk te verminderen. 



De temperatuur van 't middengedeelte van de Jenastaaf werd 

 eveneens bepaald door dat daar omheen een platinadraad als in 

 Med. N°. 85 gewonden was. De staaf was verder omwikkeld met 

 dun papier, geplakt met vischlijm, en opzettelijk werd voor en na 

 het plakken de weerstand gemeten om de isolatie te controleeren. 

 De temperatuur van het bad werd op 't midden van de hoogte van 't 

 bad bepaald met het thermoëlement constantaan-staal, (zie Med. N°. 95a. 

 deze zitting). 



Deze temperatuur werd aangenomen als de gemiddelde temperatuur 

 van de platinabuis, die geheel door het vloeibare gas omgeven was 

 en alleen aan de uiteinden met de veel slechter geleidende glas- 

 stukken in aanraking was, die gedeeltelijk uit 't bad staken. 



De schaal (zie Med. N°. 85) was omwonden met een dikke laag 

 wol waar omheen nog bordpapier met zooveel mogelijk dichtgeplakte 

 naden. De temperatuur van het vertrek werd door kunstmatige ver- 

 warming en afkoeling mei' smeltend ijs zooveel mogelijk standvastig 

 gehouden, zoodat de temperaturen van de schaal slechts weinig 

 veranderen. 



Zij werden op drie thermometers onder, midden en boven afgelezen. 



De schaal en de punten van de glasstaven werden verlicht door 

 spiegels, die het daglicht of het door papier gereflecteerd en diffuus 

 gemaakte booglicht terugkaatsten. 



De vacuumbuis (verg. Med. N°. 85) werd in den loop der metingen 



!) Travers, Senter and Jaquerod, Phil. Trans. A 200. 



