( 161 ) 



turen, welke met vloeibare waterstof verkregen konden worden, 

 uitgestrekt. 



Van groot belang is, of de thermometer gedurende langeren tijd 

 in 't gebruik bij lage temperaturen denzelfden weerstand behoudt. 

 Op de beantwoording van deze vraag hopen wij later terug te 

 komen. Hier zij vermeld dat met 't oog daarop de draad voor de 

 calibratie gegloeid werd. Wij zullen 't verschil van platinadraden, 

 door ïïeraecs op verschillende tijden geleverd eveneens in een volgende 

 Mededeeling behandelen. 



§ 2. Onderzoehingen van anderen. Sedert Med. N°. 93 is wat dit 

 betreft nog gepubliceerd het onderzoek van Travers en Gwyer l ). Zij 

 hebben twee punten bepaald. Wat betreft de standvastigheid der 

 temperaturen hebben zij niet over voldoende cryostaten, gelijk ons 

 ten dienste stonden, beschikt. Omtrent de zooeven genoemde vraag 

 hoe men een weerstands-thermometer verkrijgt, die met bepaalde 

 nauwkeurigheid alle temperaturen binnen een gegeven gebied aan- 

 wijst, bevat hunne verhandeling geene gegevens. 



§ 3. Wijziging in de inrichting der weerstanden. De verandering- 

 van 't nulpunt van den gouddraad in Med. N°. 93, VIII, vermeld, 

 deed ons betwijfelen of de micablaadjes tusschen de metaaldeelen 

 wel volkomen isolatie gaven en ook de bewegelijkheid van 't eene 

 gascylindertje deed ons besluiten een wijziging in de constructie dei- 

 weerstanden aan te brengen, die zeer goed voldeed en van welke 

 reeds partij werd getrokken bij 't regelen van de temperaturen in 't 

 onderzoek waarvan in med. W. 94: d sprake is. 



Aan deze inrichting kleeft een bezwaar, dat wij niet onvermeld 

 willen laten. De wijze waarop deze thermometer is gemonteerd laat 

 niet toe dat hij geheel in zuur wordt gedompeld. Eene inrichting- 

 geheel van platina en glas, die dit wel veroorlooft, blijft dus wen- 

 schelijk. Zulk een inrichting is dan ook reeds verwezenlijkt. De 

 beschrijving daarvan zal later worden meegedeeld. De thans meege- 

 deelde cijfers hebben uitsluitend betrekking op den in Med. 94<^ 

 beschreven thermometer. 



Wat de toeleidingsdraden betreft is er voor gezorgd dat de beide 

 paren aan elkaar gelijk waren. De meting van den weerstand wordt 

 daardoor zeer bespoedigd, zoodat zelfs voor de regeling van de tem- 



b Travers and Gwyer Z. f. Phys. Ghem. L II, 4, 1905. De draad waarvan 

 Olzewski, 1905, Drude's Ann. B 17, p. 990, de calibratie opgeeft is zooals hij zelf 

 mededeelt blijkbaar geen platinadraad. (Zie verder § 6 noot 1). 



