( 162 ) 



peratunr in den ciyostaal en voor de meting onder gunstige omstan- 

 digheden dezelfde weerstandsthermometer kan dienen. 



§ 4. De temperaturen. 



Zij werden verkregen in den cryostaat van Med. 94 r '. met behulp 

 van vloeibaar chloormethyl — 39°, — 59°, — 88°, van vloeibaar 

 aethyleen —103°, —140°, --159°, van vloeibare zuurstof —182°, 

 -195°, — 205°, — 212° — 217° met behulp van vloeibare waterstof 

 — 252° en — 259°. De metingen geschiedden als boven § 1 vermeld 

 met den waterstofthermometer. 



§ 5. Uitkomsten voor den platinadraad. Deze zijn medegedeeld 

 in Tabel I. 



De waarnemingen gemerkt met [ ] zijn onzeker wegens de oor- 

 zaak vernield in Med. N°. 95 a § 10. niet gebruikt bij de afleiding der 

 formules en de vereffening er van. Wat betreft de beteekenis van 

 II" — Raj in kolom opmerkingen zie § 6. 



§ 6. Voorstelling door eene formule. 



a. Omtrent de kwadratische formule *) werd reeds in $ 1 mede- 

 gedeeld, dat ze reeds onvoldoende was voor 't gebied van — 180°. 



Legt men een kwadratische formule door --103° en — 182°, zoo 

 vindt men : 



W t = W B [1 + 0,39097 f — ) — 0,009862 



\iooj \joo, 



Zij geeft bijvoorbeeld bij -139° 71" — 22 + 0,084. Men kan door 



-182°, --195°, —204° 'en -- 212° een rechte lijn leggen en — 217° 



wijkt daar 0°,25 van af, naar de andere zijde als — 158' J . 't Bestaan 



van een buigpunt is dus zeker (zie onder (/). 't Is dus duidelijk dat een 



kwadratische formule voor lagere temperaturen niet meer zal voldoen. 



b. Maar ook eene kubische formule, die waterstoftemperaturen 

 zou bevatten blijkt geheel onbruikbaar te zijn. 



Voor de kubische formule door de punten — 88°, 14, — J58°,83, 

 — 204°,53, krijgt men : 



W t = W ( 1 + 0,39451 ±. - 0,0,5116 (±. J + 0,0 2 1407 (^ 



Zij geeft b.v. bij — 195° eene afwijking van + 0,024. 



c. Wegens de moeilijkheden ondervonden met formules naar op- 

 klimmende machten van t zijn toen formules met reciproke machten 



') Op een kwadratische formule komt ook neer de correctie van Callendar, bij 

 lage temperaturen gebruikt door Travers en Gwyer, Z. f. Phys. Chem. LH, 

 4, ino 5. De kwadratische formule van Dickson Ph. Mag. Juni 1898 is van anderen 

 aard, doch heeft ook niet voldaan, zie Dewar Proc. R. Soc. 64 p. 227. 1898. 



De calibratie van een plalinalhermometer door twee vaste punten wordt bij 

 gebrek aan ee:i waterstofthermometer nog dikwijls toegepast (b.v. Bestelmeïer 

 Drude's Ann. 13. p. 968 '04). 



