( 350 ) 



het thermoelement 1 ) een ongel ijk matigheid van temperatuur niet was 

 aan te toonen -). De doorsnede van de glascapillair, die den steel 

 van den thermometer vormt, was 0.0788 m.M 3 . Met het oog op de 

 temperatuurcorrectie (zie § 4, slot) is het wenschelijk dat zij klein is- 

 Zoowel door berekening als door waarneming 3 ) blijkt, dat het |druk- 

 evenwicht van schadelijke ruimte en reservoir bij deze afmeting van 

 de capillair 4 ) nog zeer snel bereikt wordt, veel sneller dan het even- 

 wicht van het kwik in de beide beenen van den manometer, wat 

 o. a. bevestigd wordt door de snelheid, met welke de thermometer 

 schommelingen in de temperatuur van het bad volgt 5 ). 



De bepaling van den druk, onder welke het gas staat, kan, wanneer 

 het de bepaling van zeer lage temperaturen geldt, vereenvoudigd en 

 bespoedigd worden door naar het voorbeeld van Chappuis 6 ) de mano- 

 meterbuis tevens als barometerbuis te doen dienen. De wijziging tot 

 dit doel in de inrichting volgens Med. N°. 60 PI. VI aangebracht, 

 wordt aangegeven door PI. I, welke een deel van PI. VI bij Med. 

 N°. 60 dient te vervangen. De thermometer (a, b, c, d, e, h, k) is 

 door een caoutchoucslang en T-stuk l verbonden eenerzijds met den 

 manometer l x , aan welken men (zie PI. VI Med. N°. 60) bij m, het 

 reservoir op standvastige temperatuur en bij in 3 den barometer aan- 

 sluit, anderzijds met de barometerbuis (n ,n l (luchtvanger), ?z 2 ). De 

 druk kan nu, behalve door den manometer en den bij »?., aangesloten 

 barometer, ook onmiddellijk door het niveauverschil van het kwik 

 in n, en in g afgelezen worden. Bij de in deze Med. behandelde 

 bepalingen is van dit hulpmiddel nog geen partij getrokken. 



§ 3. De waterstof. 



De vulling is op tweeërlei wijze geschied : 



') Een weerstandsthermometer is gevoeliger (vergelijk Med. Nos. 95" en 95 c ). 

 Zoodra een van doelmatige afmeting gereed is, zal daarmede de proef worden 

 herhaald. 



2 ) Travers, Senter en Jaquerod, (Phil. Trans. Series A, Vol. 200, Part. II, § 6) 

 bij wier metingen het houden van den thermometer op een standvastige tempera- 

 tuur meer bezwaren opleverde, moesten aan een kleiner reservoir de voorkeur geven. 



s ) Berekening leert, dat voor het tot stand komen van een drukvereffening van 

 1 c.M. tot 0.01 m.M., het door de capillair stroomende gas 0.1 sec. noodig heeft, 

 het kwik in den manometer 4 sec. Proefneming geeft voor dezen tijd 25 sec. 

 Dit grootere bedrag zal aan den invloed van de vernauwing bij de glazen kraan k 

 moeten worden toegeschreven. 



4 ) Zorgvuldig moet gewaakt worden tegen vernauwingen. 



6 ) Aan het uitpompen van het reservoir met de kwikluchtpomp bij het vullen 

 moet echter veel tijd besteed worden, daar het evenwicht van reservoir en pomp 

 veel langzamer tot stand komt, dan dat tusschen schadelijke ruimte en reservoir. 



6 ) Travaux et Mémoires, Tomé VI. 



