( 351 ) 



a. Met waterstof bereid in den toesiel van Med. N°. 27 voorzien 

 van de verbeteringen, die in Med. N°. 94 e (Juni 1905) § 2 zijn be- 

 schreven. Terwijl vooraf onderzocht was of alle verbindingen van 

 den toestel volkomen sloten, werd om elke verontreiniging van het 

 gas uit te sluiten ten overvloede nog in den ontwikkelaar steeds 

 overdruk onderhouden. Het verdrijven van de oorspronkelijk in den 

 toestel aanwezige lucht werd voortgezet tot zij hoogstens nog tot 

 0.000001 in het gas kon aanwezig zijn. 



b. Met waterstof volgens Med. N°. 94/ (Juni 1906) XIV bereid. 

 Om deze meer afdoende bereidingswijze toe te kunnen passen, moet 

 men over vloeibare waterstof beschikken. l ) In § 7 wordt de gelijk- 

 waardigheid van de eerste methode met de laatste, voor metingen 

 tot — 217°, aangetoond. Of uit de toepassing der eerste handelwijze 

 bij metingen in vloeibare waterstof systematische fouten kunnen voort- 

 vloeien door de afscheiding van verontreinigingen, minder vluchtig 

 dan waterstof, moet nog worden nagegaan. a ) 



§ 4. De metingen. 



Het nulpunt van den thermometer wordt bepaald voor en na elke 

 serie van waarnemingen. Zoowel voor het nulpunt als voor iedere 

 temperatuurbepaling wordt een gemiddelde afgeleid uit 3 a 4 waar- 

 nemingen. Elk dezer waarnemingen bestaat uit een aflezing van den 

 barometer, voorafgegaan en gevolgd door een aflezing van den mano- 

 meter. De thermometers, die de temperatuur aangeven van het kwik, 

 van de schaal en van het gas in de schadelijke ruimte, worden aan 

 het begin en het einde van elke waarneming afgelezen. De tempera- 

 tuur van het vertrek wordt zoo standvastig en gelijkmatig mogelijk 

 gehouden. 



De temperatuur van het thermometer-reservoir wordt gelijk gesteld 

 aan die van het bad. Dit is bij de cryostaten beschreven in Med. 

 N°. 94' ; en Med. N". 94^ en de handelwijze aldaar vermeld, geoorloofd. 



Het constant houden der temperatuur in het bad geschiedt door 

 middel van den weerstands-thermometer, vermeld in Med. N°. 95 c . 

 Om het overzicht der waarnemingen gemakkelijker te maken, werd 

 steeds zoo nauwkeurig mogelijk op denzelfden weerstand ingesteld 



!) De waterstof in het vacuumglaasje B (zie Med. N°. 94/" XIV, fig. 4) bleek 

 zoo langzaam te verdampen, dat een tijdsverloop van 2 uur beschikbaar bleef voor 

 het omspoelen en weer uitpompen van den thermometer, te voren langen tijd 

 (verg: noot 5 bij § 2), gedeeltelijk onder verhitting, luchtledig gehouden. 



2 ) Bij een vroegere serie waarnemingen, werden afwijkingen gevonden, welke 

 in onderling verband aantoonen, dat de waterstof met lucht verontreinigd moet 

 zijn geweest. 



