( 352 ) 



en door middel van seinen de druk in den cryostaat zoo geregeld, 

 dat in den zeer gevoeligen galvanometer de spiegel slechts geringe 

 schommelingen om zijn evenwielitstand maakte. Voorzoover dit noodig 

 bleek werd van deze schommelingen een correctiekromme ontworpen 

 (zie PI. III Med. N°. 83). In den regel waren echter deze afwijkingen 

 zoo gering, dat ze niet in aanmerking kwamen. 



Wat de capillaire glazen steel van den thermometer betreft, zoo 

 bevindt zich een deel op de temperatuur van het vloeistof bad. De 

 lengte van dit deel wordt afgeleid uit de aanwijzingen van een 

 vlotter l ) in den cryostaat, die in de teekeningen is weggelaten, om 

 deze niet onduidelijk te maken. Om de temperatuurverdeeling in 

 het overige deel van de capillair binnen den cryostaat te leeren 

 kennen, zijn afzonderlijke bepalingen verricht en wel werd a. met 

 behulp van een naast de capillair geplaatsten weerstandsthermometer, 

 (zie Med. ti°. 83 PI. II 2 ), b. met behulp van een thermo-element, 

 waarvan de contactplaats op verschillende hoogte in den cryostaat 

 werd gebracht, de temperatuurverdeeling in den cryostaat nagegaan 

 voor het geval dat vloeibare lucht, vloeibaar ethyleen of vloeibare 

 waterstof als bad gebruikt werd, en eindelijk c. uit deze waargeno- 

 men verdeeling de verdeeling bij andere temperaturen van het bad 

 afgeleid. Dit mag voldoende geacht worden, daar het volume, waarvan 



1 

 de temperatuur bepaald wordt, slechts van het reservoir bedraagt 



ó\J\}\) 



en een fout van 50° in de gemiddelde temperatuur van de capillair 

 eerst overeenkomt met 0°.01 in de temperatuur van het bad terwijl 

 blijkens de overeenstemming der waarnemingen sub a en b eene 

 fout van meer dan 20° is uitgesloten. 



§ 5. Berekening der temperaturen. 



De berekening van het nulpunt geschiedt door den waargenomen 

 druk van het gas terug te brengen tot dien onder bepaalde omstan- 

 digheden, dezelfde als in Med. N°. 60 zijn aangenomen. Stel dat nu is : 



V~ het volume van het reservoir bij 0°. 



?{, het volume van dat gedeelte van de glascapillair, dat op de 

 temperatuur t van het reservoir is. Hiertoe is gerekend het zich in 

 het vloeistofbad bevindende gedeelte, vermeerderd met 2 cm. van 

 het zich er onmiddellijk boven bevindende deel. 



u t ' en u a " de volumina der deelen van het stuk van de glascapillair 

 buiten het bad op temperaturen t s ' en t t ". 



ï) Bij de bepalingen in vloeibare waterstof werd geen vlotter gebruikt. De stand 

 van den vloeistof in het bad werd afgeleid uit het volume van het verdampte gas. 



2 ) Het benedenste deel £ u tot £ ï2 met dichte windingen is 9 cm., het deel met 

 verder vau elkaar verwijderde windingen (ongeveer 20 cm.) reikt tot boven in den 

 cryostaat. 



