( 356 ) 



Uit de gegevens volgt met de formule voor de benaderde waarde 

 van de temperatuur, waarbij voor « werd aangenomen de waarde 

 0,0036627 van Med. N°. 60 *): 



t = — 252°.964 

 en na aanbrenging der correctie voor den kwadratischen term : 

 t = — 252°.964 -f 0°.035 = — 252°.93. 

 § 7. Nauwkeurigheid der temperatuurbepalingen. 

 Ten einde te komen tot een oordeel over de fout der waarnemingen 

 met den waterstoftherniometer, bepalen wij de afwijkingen der water- 

 stoftemperaturen bij verschillende waarnemingen gevonden bij een 

 zelfden weerstand, voor kleine verschillen gereduceerd. 



De middelbare font van een enkele bepaling, afgeleid uit de ver- 

 schillen der onmiddellijk opeenvolgende thermometeraflezingen is ge- 

 middeld ± 0°.0074, waaruit wij afleiden voor de middelbare fout 

 van een temperatuur 0°.0043, aannemende dat gemiddeld 3 waarne- 

 mingen gediend hebben om een temperatuur te bepalen. Bij eenzelfde 

 bepaling werden in den regel geen grootere afwijkingen tusschen de 

 afzonderlijke aflezingen gevonden dan 0°.02. Slechts eenmaal, 27 Oct. 

 '05 (vergelijk Med. N°. 95 c Tab. I), kwam een verschil van 0°.04 

 voor. Ook bij de laagste temperaturen komen slechts kleine afwij- 

 kingen voor. Zoo gaven op 5 Mei '06 twee der waarnemingen in 

 de nabijheid van het kookpunt van waterstof (vergelijk Med. 95 a 

 Tab. VI, waarneming N°. 30 en Med. N°. 95c Tab. I) 



3»20' — 252°.926 

 3«58' — 252°.929 

 de beide andere bij een anderen weerstand : 



2»35' — 252°.875 

 3« 7' — 252°.866 2 ) 

 Bepalingen van eenzelfde temperatuur op verschillende dagen, met 

 dezelfde vulling van den thermometer, gaven de volgende resultaten: 

 (vergelijk Med. N°. 95° Tab. VI en N°. 95 c Tab. I) 3 ) 



1 ) Uit de door Ghappuis gevonden waarden van a bij verschillende drukken, en 

 D. Bertholot's berekeningen volgt door extrapolatie van uit Chappuis' waarde 

 voor # = 1000 mM. «. = 0.00366262 voor p = 1090 m.M., van uit Travers' 

 waaide van a. voor 700 m.M. met dezelfde gegevens a = 0.00366288 voor 

 p=1090 m.M. 



2 ) Bij deze beide temperaturen werd niet naar de aanwijzingen van den weer- 

 standsthermometer geregeld, maar werd enkel de druk in den cryostaat constant 

 gehouden. Dat desniettegenstaande de aflezingen van den thermometer zoo weinig 

 verschillen, is het gevolg van de groote zuiverheid van de vloeibare waterstof in het bad. 



:i ) De hier voor 30 Juni '06 medegedeelde temperatuur verschilt iets van de in 

 Tab. I van Med. N°. 95' vermelde, ofschoon beide op denzelfden weerstand betrek- 

 king hebben. Dit verschil vloeit daaruit voort, dat in Med. N". 95 c de uitkomst 

 van een enkele aflezing is gebruikt, en hier het gemiddelde van meerdere is gegeven. 



