( 358 ) 



gelden, die bij — 217° nog niet optreedt, zoo ligt het wel voor de 

 hand te onderstellen, dat met den met gedistilleerde waterstof ge- 

 ynlden thermometer althans ook deze temperaturen met denzelfden 

 graad van nauwkeurigheid kunnen worden bepaald. 



§ 9. Dampspanning van vloeibare waterstof bij het smeltpunt. 



Door den druk boven het bad van vloeibare waterstof voldoende 

 te verlagen werd de temperatuur bereikt, waarbij de waterstof in 

 het bad vast wordt. Deze temperatuur geeft de grens aan, beneden 

 welke nauwkeurige bepalingen op de in deze Mededeeling behandelde 

 wijze niet mogelijk zijn. 



Zij was nauwkeurig te bepalen door een plotselinge verande- 

 ring in het geluid, dat de kleppen van den roerder in het bad te 

 weeg brengen. (Zie Med. N°. 94^ XII§3). 



Uit de aanwijzing van den weerstandsthermometer, bleek dat het 

 gas in den waterstofthermometer zich gedeeltelijk had afgezet. De 

 druk in den waterstofthermometer geeft derhalve de dampspanning van 

 vloeibare waterstof bij het smeltpunt. Hiervoor werd gevonden: 



Hg m =: 53.82 m.m. 1 ). 



§ 10. Reductie op de absolute schaal. 



Over het overbrengen van de aflezingen van den waterstofthermo- 

 meter op de absolute schaal door middel van de resultaten van 

 isothermbepalingen zal in een volgende Mededeeling worden ge- 

 handeld. 



§ 11. Veranderingen van den mdpmntsdruk van den thermometer. 



Omtrent den druk in den thermometer bij de nulpuntsbepalingen 

 kan worden opgemerkt, dat deze langzaam afneemt. Deze verandering 

 is het sterkst, wanneer de thermometer pas in elkaar is gezet en 

 wordt met den tijd geringer. Dit blijkt duidelijk, wanneer men ver- 

 gelijkt de uitkomsten van de bepalingen verricht telkens aan het 

 begin van een nieuwe waarnemingsperiode, dus nadat de thermometer 

 ongebruikt eenigen tijd onder overdruk heeft gestaan. 



Zoo werd den 5 den Juli '05, kort na het in elkaar zetten van den 

 thermometer gevonden: 



#„ = 1093.10 mm. 



terwijl aan het begin van de beide volgende waarnemingsperioden 

 werd gevonden : 



x ) Travers, Senter en Jaquerod (loc. cit., p. 170) vinden hiervoor een waarde 

 liggende tussclien 49 en 50 mm. Het groote verschil moet waarschijnlijk worden 

 toegeschreven aan de mindere nauwkeurigheid dezer laatste bepalingen. 



