( 359 ) 



op J3 Oct. '05 #„ = 1092.11 min. 

 op 26 Febr. '06 #„ = 1093.93 mm. 



De bepalingen voor en na elke waarnemingspeiïode geven onder- 

 ling geringe verschillen. In den regel daalt de druk een weinig zooals 

 bij de tweede der' bovengenoemde waarnemingsperioden (7 Maart '06, 

 H = 1091.83 mm.), soms is er een geringe stijging zooals bij de 

 eerste waarnemingsperiode (2 Nov. '05, H = 1092.23 mm.) na 

 waarnemingen onder lagen druk. Vóór en na de laatste waarnemings- 

 reeks, toen kort na het vullen van den thermometer met gedistil- 

 leerde waterstof bepalingen bij — 183° en — 217° werden verricht 

 was dit verschil bijzonder groot. De nulpuntsdruk na de metingen 

 was toen 0.23 mm. hooger dan daarvoor. 



Uit oudere waarnemingen met een anderen thermometer verricht, 

 blijkt een overeenkomstig gedrag. 



Zoo werd op 19 Nov. '02 gevonden : 



H =1056.04 mm. 



terwijl de druk op 8 Juni '04 was 



H = 1055.43 mm. 



om gedurende verdere metingen tot 7 Juli '04 een waarde te be- 

 houden, die binnen de grenzen der waarnemings fouten hieraan gelijk 

 bleef. 



Chappuis 1 ) vond een dergelijke afname n.1. 0.1 mm. in de drie 

 maanden bij een nulpuntsdruk van 1 M. kwik. 



Eindelijk is ook bij den luchtmanometer eene afname van het 

 noi'maal volume door Kuenen en Robson en door Dr. Keesom (zie Med. 

 N°. 88 § 3) waargenomen. Het zelfde verschijnsel werd onlangs vast- 

 gesteld bij den met waterstof gevulden hulpmanometer in Med. 

 N°. 78 vermeld, bij een nieuwe vergelijking met den open standaard- 

 manometer. Deze vergelijking zal in een volgende Mededeeling ter 

 sprake komen. 



Uit het bereiken van een eindtoestand bij den thermometer volgt 

 wel, dat het bestaan van een lek uitgesloten is. 



Het meest voor de hand ligt de nulpuntsveranderingen toe te 

 schrijven aan een absorptie, die zich langzaam naar den druk regelt. 

 Wat de absorptie van het gas in het kwik, de adsorptie er van aan 

 den wand en de uitwisseling van het gas met een dun laagje tus- 

 schen den wand en het kwik betreft, deze kunnen, al zijn zij niet 

 volstrekt nul, buiten beschouwing blijven. Want bij de manometers, 



l ) Nouvelles études sur les thermomètres a gaz, Travaux et Mémoires. T. XIII 

 p. 32. 



24 

 Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl XV. A°. 1906/7. 



