( 367 ) 



(Cl) ± 3.0 



(CII) ± 2.9 



(CIII) ± 3.0 



(CIV) ± 2.3 



Sluit men — 182° uit dan worden deze 



(Cl) ± 2.7 

 (CII) ± 2.6 

 (CIV) ± 1.8 

 De middelbare fouten van (Cl), (CII), (CIII) moeten vergeleken 

 worden met die van {BI) en {B III), die van (C IV) met die van {BïV).. 

 Deze vergelijking leert, dat de viertermige formule voor de voor- 

 stelling der waarnemingen nagenoeg gelijkwaardig geacht kan worden 

 met de vijftermige en dat dus (de opmerking is in overeenstemming 

 met noot 2 van § 13) van de calibratie tot — 217° het geringste 

 aantal temperaturen waarbij waarnemingen noodig zijn, vier bedraagt. 

 Dat drie niet voldoende zijn werd reeds in § II aangetoond. Dit 

 blijkt ook duidelijk, als men de middelbare fout opmaakt, die voor 

 de drietermige formule tot ± 7.6 stijgt. 



TABEL IX. 



AFWIJKINGEN VAN DE CALIBRATIE-FORMULES VAN HET 



THERMO-ELEMENT CONSTANTAAN-STAAL. 



I 



II 



III 



IV 



V 



VI 



VII 



x n . 



t 



W— iï 4 ' 



W- 



- R ci 



W-R C11 



W-R gm 



ir-R C[W 



22 



— 29°82 



— 12 



+ 



20 



+ 15 



+ 18 



— 19 



24 en 20 



— 58.75 



+ 16 



+ 



30 



+ 26 



+ 29 



-f 4 



21 en 23 



— 88.15 



+ 14 



+ 



1 



+ 1 



+ 1 



+ 1 



•1 en 17 



— 103.70 



— 6 



— 



29 



— 28 



— 30 



— 20 



16 en -18 



— 139.86 



+ 1 



— 



26 



— 24 



— 31 



— 17 



19 



— 158.83 



— 10 



— 



10 



— 10 



— 18 



— 10 



3, 11 en 5 



[— 182.73] 



+ 26 



+ 



46 



-f 44 



+ 35 



+ 34 



4, 28 en 6 



— 195.19 



+ 2 



+ 



23 



+ 21 



+ 12 



+ 11 



12, 27 en 7 



— 204.70 



— 20 



— 



9 



— 11 



— 19 



— 18 



26, 14, 13 en 8 



— 212.85 



-f 24 



+ 



21 



rf 21 



+ 13 



+ 21 



29, 15 en 25 



— 217.55 



— 15 



— 



30 



- 29 



— 37 



— 23 



30 



— 252.93 



+ 280 









+ 20 



+ 20 



+ 150 



31 



— 259.24 



+ 485 



+ 



115 



-f 141 



+ 143 



4- 313 



