RR 
Schrijver meende dit model niet te mogen navolgen, en 
wel om de volgende redenen. 
De groote afmetingen van de kooi zullen vermoedelijk een 
groote traagheid in het volgen der veranderingen in de 
temperatuur der buitenlucht veroorzaken. 
Het dak geeft enkel beschutting tegen de middagzon en 
niet tegen de meest felle bestraling in de eerste helft van 
den morgen. | 
De kooi is onnoodig groot en kostbaar. 
Schrijver besloot daarom een ander type van hut in te 
voeren, waarbij de kooi veel kleiner was en het schutdak juist 
die ашан had, dat directe bestraling van de kooi door 
de zon uitgesloten was. 
In de kooi toch behoefden alleen de thermometers en de 
 thermo- en hygrograaf geplaatst te worden, en ze behoefde 
daarom niet groot te zijn. De gekozen afmetingen zijn: 
grondvlak 67 X 67 em.; hoogte van den voorwand 63 cm. en 
van den achterwand 58 em. De wanden hebben jaloesieén ; 
bodem en dak zijn dicht. 
De verdampingsmeter kan onder de kooi, tusschen zijn 
150 em. hooge pooten, plaats vinden op een plank ter halver 
hoogte aangebracht. 
Daar de zon in den Archipel op den middag hoogstens 
33° van het zenith verwijderd is, was het veroorloofd om als 
zonnedak te kiezen een dubbel dak met schuine zijden naar 
Oost en West en geheel open naar Noord en Zuid. 
Zoo spoedig mogelijk werden echter maatregelen getroffen 
om den invloed van de verschillende hutopstellingen op de 
temperatuur en vochtigheid te leeren kennen, en wel door het 
in gang brengen van paralelle waarnemingsreeksen verricht 
naast de hut met de aspyratie-psychrometer van Assmann. 
Dit is reeds voor eenige stations gedurende een vol jaar 
verricht en thans op een paar andere stations in gang, terwijl 
het voor weer andere later zal geschieden. 
Wat de ijking der instrumenten aangaat zoo kon op Java 
door den Onderdirecteur van het Observatorium, Dr. Braak, 
