a Bl mn 
en door schrijver de vergelijking met de standaardinstrumenten 
van het Observatorium voor de bestaande stations ter plaatse 
uitgevoerd worden, terwijl verder alle instrumenten, die door 
de zorgen van het Observatorium aan verschillende stations, 
werden verstrekt, natuurlijk eerst te Batavia geijkt werden. 
Een moeilijkheid leverden de kwikbarometers op, daar de 
mogelijkheid niet buitengesloten was, dat hun indexfout, tusschen 
de vergelijking aan het Observatorium met den standaard- 
barometer en hun opstelling aan het station, een geringe 
verandering zou ondergaan, terwijl toch wegens de zeer 
geringe luchtdrukkings-gradienten over den Archipel juist een 
nauwkeurige kennis van die indexfouten vereischt is. 
Schrijver trachtte die moeilijkheid op de volgende wijze op 
te lossen. 
Met medewerking van den Hoofdinspecteur van Scheepvaart 
werd op één der inspectieschepen een kwikbarometer geplaatst, 
en bij bezoek van een der meteorologische stations (meest alle 
kustplaatsen) wordt dit instrument gelijktijdig met den stations- 
barometer afgelezen. Voor en na de reis wordt dit te Batavia 
gedaan. 
Eenige der stationsbarometers zijn reeds op deze wijze met 
den barometer te Batavia vergeleken geworden. 
Voorts is natuurlijk alle moeite gedaan om de hoogte der 
stationsbarometers boven het zeeoppervlak zoo nauwkeurig 
mogelijk te laten bepalen. 
De eenigste op een bergstation geplaatste barometer (Tosari, 
1700 m.) is door middel van hypsometrische waarnemingen 
met die te Batavia en te Pasoeroean vergeleken. 
Ook de barograaf, die op den 3000 m. hoogen Pangerango 
top is opgesteld, is met den hypsometer gecalibreerd, en wel 
door het apparaat afwisselend op en + 100 m. onder den top 
met den hypsometer te vergelijken. 
Naast de middelen der waarneming is een gewichtige factor 
ter bereiking van het algemeene doel, het middel der publicatie. 
Noodig is hiervoor een nieuw orgaan, waarin alles verzameld 
kan worden wat vroeger verricht is en wat verricht zal worden, 
