Over een paar eigenaardigheden van den 

 haarhygrometer 



Sinds het jaar 1912 zijn door het Observatorium te Batavia 

 een groot aantal secumlairr nit'tcoroloirisrhe stations gesticht, 

 zoowcl op Java als in de Buitcnbezittingen. Zij zijn, behalve 

 met een psychrometer voor de oogaflezingcn, o.a. voorzien 

 van eon zelfregistreerenden haarhygrometer. Deze instru- 

 menten blijken, mits zij niet worden versteld, merkwaardig 

 constante correcties te bezitten, een zeer gelukkig verschijnsel. 

 want daardoor is het bijna altijd mogelijk gebleken, ook al 

 mankeert er eens wat aan de oogaflezingcn, de hygrograaf- 

 aflezingen met voldoende zekerheid vast te leggen. Een eukel 

 voorbeeld moge dienen 0111 dit nader toe te lichten. Op een 

 der stations, waar de waarnemingen geschieden door een 

 inlander zonder Buropeesch toezicht, moesten de thermoineter- 

 aflezingen van het geheele jaar 1915 worden verworpen; voor 

 het vastleggen der correcties kon echter beschikt worden 

 over de waarnemingen van Januari— Juli 1914, toen de 

 aflezingen nog betrouwbaar waren, en die van Maart 1916, 

 toen ze weer opnieuw bruikbaar waren geworden. Deze gaven 

 de volgende correcties: 



70°/o tiO°/o 50 °/o 

 3 4 4.3 



als men ze ma.-ir 



correcties bij 



100°/o 



90°/o B0°/ 



Jan.— Juli 1914 



2°/o 



2 2.3 



Maart 1916 



2°/o 



2 3 



verschil 



0°/o 



-0.7 



een overeensten 



iming, 



die zoo goed 



wenschen kan. 







