J. J. Pohl. 
Rechnet man hiezu noch die andern kleinen Fehlerquellen wegen geringer Temperatur-Unter- 
schiede, ferner jenen, der entsteht, weil die erhaltenen Daten nicht auf den leeren Raum redueirt sind, 
welcher Fehler gewiss +0-0001 nicht übersteigt, so kann behauptet werden, dass der bei obiger 
Dichten-Bestimmung begangene wahrscheinliche Totalfehler, nicht mehr als: 
+0.00011. 
betrage. 
$. 3. Mittelst dieses Alkohols von 98-0516 Gewichts-Procentgehalt wurden die in nachstehen- 
der Tabelle 7 angeführten Flüssigkeiten bereitet, 
Tabelle 7. 
Genommenes Gewicht in Gewichts-Pro- 
centgehalt der 
Flüssigkeit ———————— | erhaltenen 
Alkohol | Wasser Flüssigkeit 
Nummer der Grammen 
395920 
391:841 
383 682 
375521 
367365 
359204 
351043 
Die Bereitung dieser Flüssigkeiten geschah mit möglichster Sorgfalt, mittelst einer Wage, welche 
bei 800 Gramm Belastung auf jeder Wagschale, noch 0-0015 Gramm deutlichen Ausschlag gab. 
Eine einfache Ueberlegung zeigt, dass wenn bei der Wägung selbst der sehr unwahrscheinliche Feh- 
ler von + 0:006 Gramm begangen worden wäre, nach Hinzurechnung des wahrscheinlichen Fehlers 
bei der Dichten-Bestimmung, die Procentgehalte der erhaltenen Flüssigkeiten, von den in Tabelle 7 
angegebenen, nur um höchstens + 00005 Gewichtsprocente differiren können, welcher Unterschied so 
klein ist, dass die nach obiger Tabelle bereiteten Mischungen von Alkohol und Wasser mit völliger 
Beruhigung zu Siedepunet-Bestimmungen benutzt werden konnten. 
$. 4. Der zu den Kochpunet-Bestimmungen gebrauchte Apparat war dem Wesen nach der- 
selbe, welcher in $. 12 ausführlich beschrieben ist, nur mit dem Unterschiede , dass das eigent- 
liche Siedegefäss um vier Linien mehr. im Durchmesser hatte; die Scale war ferner in Grade Celsius 
jeder etwa von 3°5 Linien Länge, von 89 bis zu 100° getheilt, so dass ich 01 direet ablesen . 
und 0-01 abschätzen konnte; endlich wurde die bei den Versuchen nöthige Correetion wegen dem 
Barometerstande, unmittelbar durch Ablesen desselben, statt mittelst der verschiebbaren Scale, angebracht. 
Eigentliche Bestimmungen der Siedepunete. 
$. 5. Das Siedegefäss wurde bis zu ungefähr zwei Linien vom Auschnitte desselben mit der zu 
untersuchenden Flüssigkeit gefüllt, dann der Deckel mit dem Thermometer aufgesetzt und mittelst einer 
Weingeistlampe, deren Docht nur wenig herausgezogen war, zum Sieden erhitzt, was bei beiläufig 
146 Gramm Flüssigkeit in 15 bis 22 Minuten erfolgte. Das Thermometer, weiches vom 89ten 
Grade an, von wo aus man seinen Gang erst gut beurtheilen konnte, rasch stieg, blieb sobald die Flüs- 
sigkeit kochte, was aus dem beim Sieden jedesmal eintretenden eigenthümlichen Geräusche und dem 
Entweichen von Dampf aus dem Siedegefässe erkennbar ist, plötzlich ungefähr durch 1 bis 3 Se- 
eunden unverändert stehen; die Quecksilbersäule fing dann wieder langsam zu steigen an und er- 
Is ents 
put anzusel 
isder erste, 
Ihimner | 
Tengeistlam 
bs wur 
{ih der Ba 
Ike die Tal 
