— 207 — 
juistheid der meening, dat de fout aan een geleidelijke veran- 
dering is onderhevig geweest. 
Gelukkig zijn met dezen onbetrouwbaren aneroide slechts 
weinig waarnemingen gedaan. Daar bovendien juist gedu- 
rende die dagen aflezingen van den kwikbarometer faalden, 
zoodat correctie-bepaling niet mogelijk was, en vergelijking 
met den barograaf—— gelijk boven vermeld eveneens niet absoluut 
vertrouwbaar — geen voldoend nauwkeurige contrôle opleverde, 
zijn alle observatiën, met de reisaneroïde N°. 5109 verricht, 
zonder aarzelen verworpen. 
Gelijk uit het voorgaande blijkt, is de Olland 353 voort- 
durend als standaard instrument beschouwd. Alle barometer- 
aflezingen, dus ook van den barograaf en den scheepsaneroide, 
werden door vergelijking met dien standaard herleid tot 
0° C. Voor de hoogten boven het zeevlak zijn geen correc- 
ties aangebracht. Daar de hoogten der verschillende bivaks 
intusschen slechts weinig uiteenliepen, zijn de dagelijksche 
variaties, gelijk in tabel 3 is op te merken, ook nagenoeg 
gelijk. Bij het opmaken der harmonische formule zijn zij 
daarom saamgevat. De middenstand X kon wegens dat 
hoogteverschil niet worden opgegeven. Voor elk bivak afzon- 
derlijk zijn de middelwaarden echter te vinden in tabel 2. 
Onderstaand vindt men deze harmonische formule voor de 
dagelijksche schommeling nevens die, geldende voor Batavia 
gedurende het overeenkomstig tijdvak. Het groote verschil 
in amplitudo tusschen de halfdaagsche slingeringen op Nieuw- 
Guinea en te Batavia, uit de waarnemingen der Nieuw-Guinea- 
Expeditie van 1904—1905 afgeleid, heeft in de nieuwe reeksen 
blijkens de formulen geen bevestiging gevonden. 
Harmonische formule voor de dagelijksche schommeling 
van den barometerstand. (*) 
Bivak X + 0410 sin ( Q + 346.07) + 0.883 sin (2 Q + 158.97). + 
+ 0.067 „ (8Q + 00) + 0.016 , (*Q + 209.7). 
Batavia 759.00 + 0.683 , ( Q + 25,04) + 1016 , @ Q + 161.90). + 
во. во L з OOR , AO t 209.07). 
(*) In de formule voor de bivaks zijn de amplituden wegens de 
traagheid van den barometer nog iets te klein. 
