295 



Luft - Temperatur sich ändert, ein Thermome- 

 ter von gewöhnlicher Art , wie es sich mei- 

 stens an dem Barometer befindet , weit ent- 

 fernt , genau immer dieselbe Temperatur zu 

 haben 3 als das Quecksilber in der Barometer- 

 röhre 5 weil diese stets aus dickem, die Kugel 

 der gewöhnlichen Thermometer aber, aus sehr 

 dünnem Glase besteht > die Wärme also viel 

 zu schnell durchgehen lässt > als dass man be- 

 rechtigt wäre aus seiner Temperatur auf die 

 Wärme des Quecksilbers im Barometer einen 

 richtigen Schluss zu machen j des Umstandes 

 nicht zu gedenken , dass überdies noch sehr 

 häufig die Hülle des Barometerrohrs die Mit- 

 theilung der Wärme zwischen diesem und der 

 Luft bedeutend erschwert. 



Eine Einrichtung 5 welche solchen Nach- 

 theilen abhilft , wird also gewiss zu den we- 

 sentlichen Verbesserungen des Barometers zu 

 zählen seyn und feine solche verschafft man 

 sich dadurch a dass man ; 



1; das Barometerrohr in keine Kapsel 

 von Holz, Metall u. dgl. einschliesst , sondern 



