* 
285 
lange betoogen omtrent het bestaan dezer soort van endogene 
storingen naar mijn werk La Meteorologia endogena , meer bepaald 
naar het tweede deel, verwijzen. 
Van het uiterste belang is het bij de microseismologie, 
om de onderling overeengekomen punten te omschrijven, die 
de ondervinding ous heeft leeren vaststellen, ten einde de 
waarnemingen van verschillende localiteiten onderling verge- 
lijkbaar te maken. Не! langzame en het aanhoudende der micro- 
seismische bewegingen vordert zeer lange slingers om het effect 
hetzij direct voor het oog hetzij voor zelfregistratie kenbaar te 
maken. Vooral voor de directe waarnemingen zijn de lange 
slingers zeer geschikt, omdat ze hunne slingeringen lang behouden. 
Daar wij in onderling overleg den slinger van 63 cM. en 
daar beneden voor de waarnemingen der trillingen ingevoerd 
hebben, zoo bestemmen wij die van 1 Meter en meer lengte 
vcor het obser veeren der langzame en microseismische beweging. 
De Rev. P. BerterLı, de ontdekker der microseismische 
beweging, heeft aan de instrumenten met lange slingers , waar- 
van hij bij zijn onderzoek gebruik maakte, den naam van SC 
momelers gegeven. 
Aanvankelijk waren deze slingers 5,50 Meter lang; maar op 
mijn voorstel is hij met mij overeengekomen om aan den 
normaal-tromometer voortaan de veel gemakkelijker in een 
geschikt lokaal te bergen lengte van 1,50 Meter te geven. 
Deze normaal-tromometer heeft in Ialie thans algemeen ingang 
gevonden. Men bevestige daartoe zeer stevig een zeer fijne ` 
koperdraad (n°. 12 uit den handel, diameter 0,1 m.M.) aan het 
ophangpunt en bezware die met een gewicht van 100 gram. De 
aldus ingerichte slinger van 1,50 Meter lengte moet zorgvuldig 
tegen alle bijkomende invloeden , vooral tegen dien van luchtstroo- 
men, beveiligd zijn. Hij maakt 49 schommelingen in de minuut. 
De uitwijking wordt waargenomen met behulp van een micro- 
Scoop, waarvan het oculair van een micrometer voorzien is. 
Dit alles is echter nog niet voldoende, zullen de waarnemingen T 
vergelijkbaar zijn. De keus van het punt van bevestiging, ` 
