а 
289 
van elke plaat moet ееп sterke koperdraad vast gesoldeerd 
zijn, die tot boven den grond reikt. Het geheel: plaat, draad 
en soldeersel, moet op galvanische wijze met een dikke laag 
zilver bedekt worden. De gaten worden daarna weder aan- 
gevuld met denzelfden grond, die er uitgegraven was, en deze 
wordt bij 't aanvullen voortdurend stevig aangestampt. Ten slotte 
wordt aan elk uiteinde van de boven den grond reikende verzilver- 
de koperen draden, door middel van klemschroeven , de koperen 
met gutta percha bedekte sluitdraad verbonden, waar de gal- _ 
vanometer ingelascht is. Alle aanraking van den sluitdraad 
met metalen voorwerpen moet zorgvuldig vermeden worden. 
»De galvanometer moet zeer gevoelig en een met langen 
draad zijn. 
»Ter gemakkelijke herkenning van de aarddraden waarop men 
waarneemt is het noodig de uiteinden van nommers of letters 
te voorzien. 
»Wil men den stroom onderzoeken tusschen den bodem en den 
atmospheer, dan moet men op den top van het gebouw een 
- Verzilverden koperen kegel bevestigen en door middel van een 
geleiddraad, gelijk aan de overige, de punt van den kegel met 
den galvanometer verbinden. 
» Methode van waarnemen. Met behulp dezer inrichting kan 
men vier verschillende metingen doen: 
1°. tusschen bodem en atmospheer ; 
-2°. in de richting van den meridiaan: 
25° in die van den paralel; 
4. in een derde richting tusschen deze twee, 
»Ik neem daarbij de volgende orde in eue 
1°. door middel der daarvoor bestemde 1 en draden 
 Verbind ik den galvanometer met de aardplaat, die in "t hoekpunt 
van den rechten hoek begraven is, en breng den draad, die naar ` 
den kegel voert, met behulp van de andere klemschroef in contact; 
2e. na alleen dien tweeden draad te hebben weggenomen , breng 
5 
^ dk er den draad voor in de plaats, die met de noorder aardplaat : = 
verbonden is ; 
