104 E. A. Г АНИКЕ. О ВИСКОЗІІМЕТРИЧЕСКОМЪ 



по очереди устанавливаютъ уровень жидкости во веѣхъ вискозиметрахъ 

 на черточкѣ подъ нижними шариками. 



Магистральная труба пмѣетъ два стеклянныхъ отростка съ петлями, 

 въ которыя продѣта одна сторона подвижной стеклянной рамы. Рама 

 цѣликомъ сдѣлана изъ стеклянныхъ трубокъ, и на оба конца выдающейся 

 внутрь ея Т-образной трубки В надѣваются резиновые баллончики, которые 

 укладываются между магистральной трубой и обѣими короткими сторо- 

 нами рамы. Если баллончики раздуваются (нажимомъ на грушу С фиг. II), 

 то свободная сторона рамы подымается и увлекаетъ вверхъ всѣ стержни, 

 крючки которыхъ были установлены иадъ нею. Въ этотъ моментъ начи- 

 нается истеченіе жидкости и, наложивши зажимъ на трубку, идущую 

 отъ груши 6', приступаютъ къ наблюденію за регистраціей. 



Для устройства автоматической регистрации въ каждый нижній 

 шарикъ введена пара платиновыхъ проволокъ, которыя замыкаютъ элек- 

 трическій токъ въ моментъ наполнепія шариковъ. Цѣпь состоитъ изъ 

 гальванометра д'Арсонваля, элемента Лекланше и всѣхъ параллельно 

 соединенныхъ вискозиметровъ. Моментъ прикосновенія жидкости къ 

 верхней платиновой проволокѣ въ любомъ шарикѣ сопровождается взма- 

 хомъ гальванометра, и легкая стрѣлка его пишетъ кривую па закопченной 

 бумагѣ вращающагося барабана. Возлѣ линіи гальванометра обычнымъ 

 иутемъ отмѣчается время. На фиг. VI представлена линія вродѣ обычно 

 получающихся. Параллельное соединеніе платиновыхъ электродовъ всѣхъ 

 шариковъ было устроено такимъ образомъ, что всѣ нижиіе электроды, 

 впаянные въ самые шарики, были снаружи припаяны золотомъ къ пла- 

 тиновой проволокѣ, идущей вдоль всѣхъ шариковъ. Всѣ верхніе электроды 

 были впущены въ отростки стеклянной трубки Д (фиг. I), идущей 

 тоже вдоль всѣхъ шариковъ и наполненной ртутью. Эта трубка, обвитая 

 только что упомянутой проволокой, направлена далѣе кверху, гдѣ она 

 стеклянной смычкой прикрѣплена къ магистрали. Въ ртуть введена пла- 

 тиновая петля. Обвитая вокругъ трубки проволока оканчивается тоже 

 солидной платиновой петлей на отдѣльномъ стеклянномъ отросткѣ, такъ 

 что къ обѣимъ петлямъ можно удобно присоединять мягкіе провода по- 

 средствомъ неболынихъ зажимовъ. 



Одинаковое время истеченія жидкости во всѣхъ вискозиметрахъ 

 было вывѣрено такимъ образомъ, что сначала былъ найденъ наиболѣе 

 быстро вытекающій вискозиметръ, a затѣмъ у всѣхъ осталыіыхъ тон- 

 кимъ паяльнымъ пламенемъ выдувались на капиллярахъ расширенія до 

 тѣхъ поръ, пока время истеченія въ точности не равнялось первому, 

 принятому за образецъ. Большое удобство достигается въ томъ случаѣ, 

 если маятникъ, отмѣчающій время, даетъ ровно 100 ударовъ за время 

 нстеченія воды при 38°, и каждый десятый ударъ отмѣчается болѣе 

 длинной черточкой. Тогда отсчитываніе на барабаиѣ даетъ непосредственно 



