Methodologische Einleitung. 127 



grösserungszahl und fand so die Grösse des Objects 

 selbst. Natürlich ist dies Verfahren zu roh, um wissen- 

 schaftliche Bedeutsamkeit zu haben, und daher auch längst 

 abgeschafft. Nichtsdestoweniger ist es noch jetzt in vie- 

 len Fällen von hohem Interesse zu wissen, wie stark 

 die Vergrösserung ist, deren man sich bedient. Meistens 

 legen gute Optiker ihren Instrumenten einen Index für 

 die Vergrösserung der verschiedenen Combinationen bei $ 

 da aber hier manchmal bedeutende Fehler mit unterlau- 

 fen ! ) , so ist es nothwendig, dass der Beobachter selbst 

 im Stande sey, die Vergrösserung seines Instruments 

 zu bestimmen. Beim einfachen Mikroskop leidet das 

 keine grosse Schwierigkeit, aber auch beim Compositum 

 ist die Sache bei einiger Uebung sehr leicht. Man 

 bedarf dazu nichts, als einen auf Elfenbein oder sehr 

 weissem Papier schwarz verzeichnetem Massstab, der 

 Linien angiebt, und ein Glasmikrometer, welches dieselbe 

 Linie in beliebige (für sehr starke Vergrösserungen wenig- 

 stens 30) Theile eingetheilt enthält. Dann legt man das 

 Glasmikrometer unter das Mikroskop, und wenn man es so 

 eingestellt, das man die Theilstriche deutlich sieht, legt 

 man daneben auf den Tisch des Mikroskops den Massstab. 

 Indem man nun mit dem einen Auge durchs Mikroskop, mit 

 dem andern auf den Massstab daneben sieht, der bei den mei- 

 sten neueren Instrumenten ohnehin wegen der Länge der 

 Röhre ohngefähr grade in der deutlichen Selnveite zu 

 liegen kommt, vergleicht man, was bei einiger Uebung 

 leicht wird, beide Massstäbe mit einander. Geht nun 

 z. B. y 30 Decimallinie auf einen Viertelzoll, so hat man eine 

 Vergrösserung von 75mal u. s. w. Die von Jacquin 2 ) 

 und Ch. Chevalier 3 ) angegebenen Methoden sind nur 

 sehr viel umständlicher, ohne für den etwas geübten 



1) Bei Schick sind die Angaben meist sehr genau, bei Plilssl fast 

 alle falsch, und man könnte sagen, sehr zu seiner Ehre alle bei weitem 

 zu gering. 



2) Baumgärtner, Naturlehre. Supplementband. Wien, 1831 S. 636. 



3) Ch. Chevalier, des microscopes et de leur usage etc. p. /•/<>'. 



