Methodologische Einleitung, 129 



unsern jetzigen Mikroskopen man bei einer 3000maligen 

 Vergrösserung Alles sehen kann, was man will, da 

 hierbei ein zu bedeutender Lichtmangel eintritt und keine 

 einzige Linie noch mit einiger Schärfe und Bestimmtheit 

 gesehen wird. Der Grund hiervon ist auch leicht ein- 

 zusehen. Bei allen diesen Mikroskopen werden die Ver- 

 grösserungen nur bis etwa zu 280 — 300mal zum 

 grösseren Theil durch die Objective gewonnen. Von da 

 an erhalten wir die Vergrösserungen nur durch das 

 Ocular, welches aber nur das auch bei den best- 

 gearbeiteten Objectiven doch stets mit einem Theil der 

 sphärischen und chromatischen Abweichung behaftete Bild 

 vergrössert und also auch in sehr schnell steigender 

 Progression diese Fehler vermehrt. Dazu kommt noch, 

 dass wegen des sonst eintretenden gänzlichen Lichtman- 

 gels bei jener stärksten Vergrösserung das Collectivglas 

 des Oculars wegbleiben muss und daher nicht allein die 

 Fehler des Objectivbildes mindestens um das Zehnfache 

 vergrössert, sondern auch noch mit den bei so kleinen 

 Linsen höchst bedeutenden Fehlern des Oculars ver- 

 mehrt werden. 



Wichtiger als die Bestimmung der VergTösseruna; Das Messen 



o o es kleiner Kör- 



des Mikroskops ist die Bestimmung der absoluten Grösse per. 

 sehr kleiner Objecte. Genaue Beobachter suchten schon 

 früh nach Mitteln 5 so griff Leeuwenhoek zu möglichst 

 rein geschlemmten Sandkörnern, bestimmte, wie viel ih- 

 rer auf eine Linie gingen und streute die so gemesse- 

 nen Körnchen dann unter die mikroskopischen Objecte, 

 und ermittelte deren Grösse dann durch Vergleichunff. 

 Spätere nahmen andere kleine Körperchen dazu, z. B. 

 Blumenstaub. Nachdem die (Juerstreifen auf den Mus- 

 keln entdeckt waren, pflegte man wohl diese zu empfeh- 

 len, auch Blutkügelchen von verschiedenen Thieren. Alle 

 diese Versuche sind wissenschaftlich von wenig Werth. 

 Mau kam daher früh auf die Anfertio-uno: eigentlicher 

 mikroskopischer Messinstrumente. Das älteste derselben 

 war das sogenannte Glasmikrometer, nämlich ein glattes 



9 



