381 



Die richtige Lage von M 1 und M 2 am Stahlstab wurde experimentell 

 ermittelt: Ein Klemmen an dieser Stelle mit einer Zange darf keine merk- 

 liche Dämpfung des Longitudinaltones verursachen. 



s> 



5» ZZ 



Figur 1. 



Druckzylinder und Untersuchungsrohr. Kontrollrohr. 



Der Druckzylinder war von Ducretet-Paris geliefert und für die in Be- 

 tracht kommenden Drucke mit "Wasser geprüft. 



Er trug einen seitlichen Ansatz S zur Zuführung der Druckluft. Das 

 Festklemmen des Stahlstabs am Zylinder erfolgte mit Hülfe eines Verschluß- 

 schraubenstückes V mit viereckigem Kopf und zylindrischer Bohrung durch 

 die am Stahlstab festgelötete Messingplatte M x . Abgedichtet wurde durch 

 einen zwischen M x und das Auflager des Druckzylinders eingelegten Blei- 

 oder Lederring. 



Die Innendimensionen des Zylinders bestimmten die Maße des einzuschieben- 

 den Untersuchungsrohrs U. Der verfügbare Raum war zylindrisch, 100 cm 

 lang und hatte 34 mm Durchmesser im Lichten. Deshalb waren die Unter- 

 suchungsrohre Glasröhren von ca. 80 cm Länge und ca. 30 mm Durchmesser 

 im Lichten. Die Röhren länger zu wählen hätte keinen Zweck gehabt, weil 

 der Stahlstab etwas über 22 cm in den Druckzylinder hineinragte. Sie trugen 

 um ein Herumrutschen zu verhüten an den Enden Papierstreifen, die bewirkten, 

 daß das Rohr gerade noch mit sanfter Reibung in den Zylinder paßte. 



Die Dimensionen der Kontrollrohre waren die gleichen wie bei den 

 Untersuchungsröhren. Sie trugen einen seitlichen Ansatz A zum Durchleiten 

 trockener Luft. Die Befestigung des Stahlstabs am Kontrollrohr und der 

 luftdichte Abschluß des letzteren erfolgte mit Hülfe der Messinghülse M 2 

 durch einen auf das Kontrollrohr geschobenen Gummiring G l und einen über 

 Messinghülse und Kontrollrohr gezogenen Gummischlauch G 2 . Auf der anderen 

 Seite war das Kontrollrohr verschließbar durch einen Gummistopfen. 



