382 



Druckluft anläge. 



Zur Herstellung der Druckluft wurde der im Kellergeschoß des Instituts 

 aufgestellte Kompressor der Lindeschen Luftverfiüssigungsanlage benutzt. 

 (Figur 2.) 



i Compressc 



*SUK 



V H1 



«Hj 



U 



nprucftzylinder 



nTrocKenröhrsn 



. Narronlaugeflaschen 



zur Wasseriuft pumpe 



Figur 2. 



Von einem 7-pferdigen Elektromotor angetrieben preßt er die von außen 

 angesaugte Luft in zwei Stufen auf maximal 200 Atmosphären. Die Druck- 

 luft tritt durch ein Rückschlagventil i? in den Wasserabscheider W. in dem 

 sich der Hauptteil des zum Schmieren der Kompressorstulpen eingespritzten 

 Wassers absetzt. Es wird durch das Ventil H x abgelassen. Auf dem oberen 

 Ende des Wasserabscheiders sitzt das zum Messen des Druckes benutzte Feder- 

 manometer M von Schäffer und Budenberg, Magdeburg -Buckau. An dem. 

 Ventil H 2 vorbei geht die Luft in das mit einem Auslaßventil H s versehene 

 Trockenrohr T und durchstreicht in diesem von unten nach oben eine etwa 

 einen Meter lange Säule (Durchmesser ca. 7 cm) von feinkörnigem Chlorcalcium 

 und Natronkalk zur Absorption von Wasserdampf und Kohlensäure. Schließ- 

 lich passiert die Luft ein Schlangenrohr S, das mit einem Viehsalz-Eisgemisch 

 auf rund — 25° abgekühlt wird, ebenfalls zum Zweck des Festhaltens von 

 Wasserdampf und geht an einem mit zwei Ventilen H 4 H- versehenen T-Stück 

 vorbei durch ein ca. 25 Meter langes Kupferrohr zu dem Druckzylinder im 

 zu ebener Erde gelegenen Zimmer des Beobachters. 



Vom Ventil üT ä im Keller führt eine Bleileitung zu einem Dreiweghahn 

 H 6 und von dort zu einer Wasserluftpumpe um die ganze Anlage evakuieren 

 und dann trockene kohlensäurefreie Luft einlassen zu können. Die Dich- 

 tungen an Ventilen und Verschraubungen erfolgten durch Leder, Vulkanfiber 

 oder Blei. Letzteres erwies sich als besonders zuverlässig. Es machte geringe 

 Mühe in der ganzen Anlage den Druck selbst bei 200 Atmosphären länger 

 als eine Stunde innerhalb der Meßmöglichkeit des Manometers von ca. einer 

 Atmosphäre konstant zu halten. 



