384 



meter eingeführt. Auf ein Glasrohr von 30 mm äußerem Durchmesser und 

 1,5 mm Wandstärke war ein Gewinde von 0,6 mm Ganghöhe und 32 Win- 

 dungen eingeätzt und in dieses ein Platindraht von 0,05 mm Dicke, bezogen 

 von Heraeus- Hanau, eingelegt. Der Draht wurde in der üblichen Weise 

 vor und nach dem Aufwickeln elektrisch ausgeglüht. Der Widerstand bei 0° 

 betrug etwa 130 Ohm. Der Draht war vor Beschädigung geschützt durch ein 

 zylindrisch gebogenes Glimmerplättchen , das durch einen aufgeschobenen 

 Messingring gehalten wurde. 



Dieses Bolometer (B Fig. 1), das den Stahlstab konzentrisch umfaßte 

 ohne ihn zu berühren, war auf die Platte 211, aufmontiert, so daß es mit 

 dem Stahlstab als Ganzes in den Druckzylinder eingesetzt werden konnte. 

 Es kam etwa 14 cm von der Platte M l entfernt in den Zylinder zu liegen 

 und blieb somit noch etwa 8 cm vom Anfang des Untersuchungsrohrs entfernt. 



Folgender Weg wurde gewählt, um beide Zuleitungen zum Bolometer 

 von einander isoliert druckdicht nach außen zu führen. 



Der Stahlstab wurde vom Druckzylinder elektrisch isoliert, dadurch, 

 daß J\I X ganz mit isolierendem Material umgeben wurde. Auf der Seite 

 von M t , die vom Verschlußstück gefaßt wurde, lag ein Vulkanfiberring F, 

 der Zylindermantel von M l war mit einem Hartgummiring H umgeben, und 

 zwischen Jf, und dem Druckzylinderauflager lag ein Lederring L, der 

 zugleich als Dichtung diente. Die eine Zuleitung des Bolometers ging zur 

 Messingplatte M x . Eine auf die Messinghülse M 2 aufgesetzte Klemmschraube 

 vermittelte die Weiterleitung nach außen. Die andere Bolometerzuleitung ging 

 zur Bleidichtung Bl zwischen der Lederdichtung L und dem Auflager. Die 

 Bleidichtung wurde durch Zuschrauben des Verschlußstückes energischst gegen 

 das Druckzylinderauflager gepreßt und vermittelte einen exakten metallischen 

 Kontakt mit dem Druckzylinder. Die Weiterleitung nach außen erfolgte durch 

 einen an die Außenseite des Druckzylinders angelöteten Draht. 



Gang der Versuche. 



Mit der beschriebenen Anordnung wurden nach einer Vorversuchsreihe, 

 bei der Kontroll- und Untersuchungsuhr sich auf Zimmertemperatur befanden, 

 und die zur Orientierung diente, zwei Hauptmeßreihen ausgeführt. 



Es ist zuerst eine Beschreibung des Arbeitsverfahrens bei der 0°- Reihe 

 gegeben. Dann folgen Bemerkungen über die — 7 9° -Reihe, soweit Abände- 

 rungen gegenüber der 0°- Reihe eintreten mußten. 



