387 



dann sicher sein, daß auch im Untersuchungsrohr Figuren entstanden waren, 

 wenn überhaupt richtige Resonnanz vorhanden war. Denn in komprimierter 

 Luft bilden sich die Figuren viel leichter wegen der größeren Dichte der 

 schwingenden Luft. Zu intensives Anreiben war zu vermeiden wegen der 

 Bildung unregelmäßiger Staubfiguren. 



Sofort nach dem Anstreichen wurde das Manometer nebst danebenhängen- 

 dem Thermometer abgelesen und dann die Luft aus dem Drucksystem durch 

 Öffnen des Ventils H 3 langsam abgelassen. Schließlich wurde das Unter- 

 suchungsrohr aus dem Druckzylinder herausgenommen und mit einem Kork 

 verschlossen stehen gelassen, bis es Zimmertemperatur angenommen hatte. 



Ablesen der Wellenlängen. 



Zum Bestimmen der Wellenlänge im Kontrollrohr trug der Zinkkasten, 

 aus dem vor dem Ablesen das Wasser entfernt wurde, zwei Messingstutzen, 

 auf die ein Messingmaßstab parallel zum Wellenrohr in einigen Millimetern 

 Abstand so aufgeschraubt werden konnte, daß er mit seiner geteilten Fläche 

 auf die Höhe der Achse des W T ellenrohrs zu liegen kam. 



Auf das Rohr wurde federnd aufgeschoben eine parallel zur Achse auf- 

 geschlitzte, innen geschwärzte Messinghülse mit scharfem, weißen Strich senk- 

 recht zur Achse. Dieses bekannte Verfahren gestattet ein exaktes Einstellen 

 des Strichs auf die Knoten der Figuren. Ein mit der Messinghülse verbundenes 

 Messingblech mit Index vermittelte die Ablesung der Einstellung auf dem 

 Maßstab. Die Ablesung der Knoten erfolgte je zweimal, indem man die Reihe 

 der Figuren nach der einen und nach der entgegengesetzten Richtung durchlief. 

 Je zwei bis drei Wellen am Stempel des Stahlstabs und am Ende des Wellen- 

 rohrs wurden nicht mitgemessen. ') 



Um die Wellen im Untersuchungsrohr abzulesen, wurde es mit Hilfe zweier 

 Klammern direkt auf den Maßstab aufgeklemmt. Die Einstellung auf die 

 Knoten erfolgte mit einer Messinghülse ähnlich der beschriebenen, die Ablesung 

 am Maßstab durch Visieren über den Rand der Hülse. 



Damit war der Versuch beendet und es begannen die Vorbereitungen für 

 den nächsten. Ein jeder solcher Versuch dauerte einen halben Tag. Ein 

 Vorteil dabei war die Möglichkeit der Benutzung desselben Kontroll- und Unter- 

 suchungsrohrs bei sämtlichen Versuchen der 0°-Reihe. 



») Kundt, Pogz. Ann. 135, S. 337. 1868. 



50* 



