389 



Aichungen und Korrektionen. Diskussion der Fehlerquellen. 



Chemische Beschaffenheit der Luft. Wasserdampf und 



Kohlensäure. 



Die besonderen Vorsichtsmaßregeln, die getroffen wurden (siehe oben), um 

 die aus dem Kompressor austretende Luft zu trocknen, sind sehr wichtig, 

 weil beim Komprimieren feuchter Luft die relative Feuchtigkeit ungefähr 

 dem Druck proportional zunimmt, so daß Luft, die bei Atmosphärendruck nur 

 Bruchteile von Prozenten relativer Feuchtigkeit besitzt, auf 200 Atmosphären 

 komprimiert, mit Feuchtigkeit gesättigt sein kann, zumal wenn sie noch ab- 

 gekühlt wird. 



Man überschlägt den Einfluß der Feuchtigkeit auf die Schallgeschwindig- 

 keit, indem man in Gleichung (1) für die Dichte trockener Luft die der feuchten 

 einführt. 1 ) Der isotherme Elastizitätskoeffizient und k sind für feuchte Luft 

 nur wenig verschieden von den entsprechenden Werten in trockener Luft, so 

 daß man ihre Änderung für den vorliegenden Überschlag nicht in Betracht zu 

 ziehen braucht. Im ungünstigsten Falle, wenn die Luft bei Atmosphärendruck 

 und 0° mit Wasserdampf gesättigt ist, ergibt sich der Einfluß zu l.l°/oo. 

 Dieser Einfluß muß bei wachsendem Druck diesem proportional abnehmen, 

 weil der Sättigungsdruck des Wasserdampfes konstant bleibt. Schon bei 

 25 Atmosphären beträgt der mögliche Fehler also nur noch etwa 0.04 °/oo. 

 Für — 79° entfällt er vollständig. 



Der Einfluß etwa nicht absorbierter Kohlensäure nimmt nicht mit wach- 

 sendem Druck ab, weil die Kohlensäure sehr weit vom Zustand der Sättigung 

 entfernt ist. Im ungünstigsten Fall könnte er 0.08 °/oo betragen. 



Temperaturmessung. 



Zur Bestimmung der Temperatur des Wasserbades, in dem das Kontroll- 

 rohr lag, dienten zwei in ganze Grade geteilte Quecksilberthermometer (siehe 

 oben). Sie wurden unter allen Vorsichtsmaßregeln verglichen mit einem von 

 der physikalisch-technischen Reichsanstalt beglaubigten, in 0.1° geteilten Normal- 

 thermometer, dessen Nullpunkt kontrolliert wurde und innerhalb der Ablese- 

 möglichkeit mit den- Angaben des Prüfungsscheins stimmte. Die erhaltenen 

 Korrektionen wurden graphisch aufgetragen und verwertet. 



1 ) Winkelmann, Handbuch. 1. Aufl., I, S. 794 1891. 



