390 



Durch die Verwendung von Wasser von Zimmertemperatur als Bad für 

 das Kontrollrohr wurde der Temperaturgang sehr herabgedrückt. Er betrug 

 selten über 0.1° pro Stunde, wodurch die Sicherheit gegeben ist, daß die 

 Luft im Kontrollrohr wirklich die Temperatur hatte, die die Thermometer 

 des Wasserbades anzeigten. 



Die Temperaturbestimmung der Luft im Kontrollrohr ist also mindestens 

 auf 0.1° genau. Der davon mögliche Fehler auf das Endresultat beträgt 0.2°/oo. 



Zur Konstatierung, ob und in welcher Zeit die Luft im Untersuchungsrohr 

 die Temperatur des den Druckzv linder umgebenden Bades annahm, diente das 

 Bolometer (siehe oben). Zur Aichung mußte es vom Stahlstab abmontiert 

 werden. Es bildete den einen Zweig einer Whentstoneschen Brücke, der andere 

 war ein Widerstand von Edelmann-München, der dritte und vierte ein Meßdraht 

 mit Ballastwiderstand. Im Brückenzweig lag ein Drehspulengalvanometer von 

 Siemens und Halske mit objektiver Ablesung (Widerstand 10000 Ohm, Empfind- 

 lichkeit 1 Skt = 1 ■ 4 ■ 10 -8 Ampere). Um die späteren Temperaturmessungen 

 unmittelbar mit der Aichung vergleichen zu können, wurde nach der Aichung 

 an der ganzen Kombination nichts mehr geändert, auch am Rheostaten wurden 

 dieselben Widerstandsrollen benutzt. Nur das Bolometer mußte wieder auf 

 den Stahlstab aufmontiert werden. Dies geschah so, daß die Zuleitungen sich 

 nur änderten einerseits um das Stück des Stahlstabs zwischen seinen beiden 

 Knoten, andererseits um das in Betracht kommende Stück des Druckzylinders 

 (siehe oben). Eine wahrnehmbare Änderung des Widerstandes trat, wie zu 

 erwarten war, hierbei nicht ein. Die Verschiebung des Schleifkontaktes auf 

 dem Meßdraht betrug 1.13 cm für 1° Temperaturänderung des Bolometers. 



Auf diese Art wurde die oben vorweggenommene Tatsache festgestellt, 

 daß eine Stunde nach Einfüllen des Eises in den Zinkkasten der Bolometer- 

 widerstand konstant wurde und innerhalb der Meßfehlergrenze (0.2 mm Ver- 

 schiebung am Meßdraht, entsprechend 0.02° C.) der Temperatur von 0° entsprach. 



Dasselbe ergab sich, wenn der Zylinder komprimierte Luft enthielt. Eine 

 Berücksichtigung des Druckeinflusses auf den Bolometerwiderstand J ) fand nicht 

 statt, weil die Größenordnung dieses Einflusses etwa die der Meßfehlergrenze ist. 



In ähnlicher Weise erfolgte Aichung des Bolometers und Temperatur- 

 messung bei der Temperatur des Alkohol-Kohlensäuregemisches. Es wurde die 

 Zeit ermittelt, die man abwarten mußte, um im Druckzylinder Temperatur- 

 konstanz zu erhalten und festgestellt, daß diese Temperatur auf etwa 0.1 u die 



') W. E. Williams. Phil. Mag. May. 1907. Dortselbst auch Literatur. 



