393 



Die Druckberechnung erfolgte für die — 79°- Versuche in derselben Weise. 

 Es war zwar die Erholungszeit für das L M meist kürzer, wie bei den 0°- Ver- 

 suchen, jedoch nicht in dem Maß, daß ein für die Messungen merklicher 



Fehler entstehen konnte. 



Tabelle 1. 



Vergleich der elastischen Nachwirkung der Manometer. 





Druck 

 erzeugt 



Ablesung am 



Zeit 



Ablesung am 





MM 



LM 



MM 



LM 



15. XII. 04 



16. XII. 04 



17. XU. 04 



10 b 38 



11 2 



9 35 



210 



150 



90 



222 



158 



95 



11" 43 

 12 8 

 10 45 



210 



150 



90 



222.5 



15S.5 



95.5 



Alle Drucke in kg/qcm. 



Tabelle 2. 



Vergleichung der Manometer bei rasch durchlaufenem Druckzyklus. 



Der Gang aufwärts dauerte 3 Minuten. 



M M 



LM 



steigender 

 Druck 



LM 



fallender 

 Druck 



30 



33 



33 



60 



65 





90 



95 





125 



132 





f 132.5 



150 



158 









180 



189, 









210 



222 







222 



Tabelle 3. 



Korrektionen an den Ablesungen des MM für die Vergleichsbedingungen. 



Nomineller 

 Druckwert 



Wirklicher Druck- 

 wert für die bei 

 Wagner, Tabelle X, 

 S. 951, definierte Art 

 der Beanspruchung 



Druckwert, korrigiert 



für den Fall, daß das 



M M vorder Ablesung 



eine Stunde unter 



Druck stand 



Druckwert, korri- 

 giert für die Be- 

 nützung des M M 

 bei 8° 



5 



4.56 



4.56 



4.26 



30 



29.00 



28.98 



28.74 



60 



59.16 



59.13 



58.96 



90 



89.27 



89.22 



89.12 



125 



124.54 



124.48 



124.47 



150 



149.60 



149.52 



149.57 



180 



179.51 



179.42 



179.54 



210 



209.41 



209.31 



209.50 



Abb.. d. IL Kl. d. K. Ak. d. Wiss. XXIII. Bd. IL Abt. 



51 



