394 



Tabelle 4. 



Korrektionstabelle für das L M bei der definierten typischen Gebrauchsweise. 



Angabe 

 des LM 



Wirklicher 

 Druck 











33.5 



28.7 



65.5 



59.0 



95.5 



89.1 



132.5 



124.5 



158.5 



149.6 



189.5 



179.5 



222.5 



209.5 



Für die spätere Verwertung der Tabellen 1 — 4 sei darauf hingewiesen, 

 daß alle Drucke Überdrucke über die Atmosphäre bedeuten. Um den bei den 

 Schall^eschwindi^keitsmessunoren im Innern des Druckzvlinders vorhandenen 

 Druck zu erhalten, ist zu den Ablesungen des L M der Atmosphärendruck zu 

 addieren. (Siehe Tabellen 5 und 6, Kolonne 3.) 



Aussehen der Staubfisruren. 



Wie erwähnt, war es zu vermeiden, die komprimierte Luft im Unter- 

 suchungsrohr in intensive Schwingungen zu versetzen, entweder durch Resonanz 

 oder energisches Anreiben des Stahlstabes. Die Folge war, besonders bei hohen 

 Drucken, die, daß das Pulver aus den Schwingungsbäuchen weggeblasen wurde 

 und sich in unregelmäßig verteilten Staubhäufchen in der Nähe der Knoten 

 sammelte. Schon Kundt 1 ) und später Kundt und Warburg 2 ) haben auf diese 

 Folge zu intensiver Schwingungen hingewiesen. 



Wie Kundt 3 ) gezeigt hat, kann die starre Verbindung zwischen Schall- 

 quelle und Wellenrohr zu Störungen der Staubfiguren Anlaß geben da- 

 durch, daß das Wellenrohr zum Mitschwingen veranlaßt wird. Die starre 

 Verbindung von Stahlstab und Druckzylinder war im vorliegenden Fall aus 

 Dichtungsgründen nicht zu umgehen. Dafür ist die Masse des Zylinders 

 (ca. 50 kg), verglichen mit der des Stahlstabs so groß, daß ein Mitschwingen 

 ausgeschlossen sein dürfte. 



J ) Pogg. Ann. 127, S. 497, 1866. 

 -) Pogg. Ann. 157, S. 362, 1876. 

 s ) Pogg. Ann. 135, S. 351, 186S. 



