395 



Einige charakteristische Typen von Staubfiguren, besonders aus dem Unter- 

 suchungsrohr, sind auf Tafel 1 reproduziert. Sie sind erhalten als direkte Schatten- 

 risse auf lichtempfindliches Papier, das an das Wellenrohr zylindrisch ange- 

 bogen wurde, hergestellt mit Sonnenlicht. Trotz ihres meist etwas unregel- 

 mäßigen Aussehens sind sie gut auszuwerten und ergeben befriedigende Überein- 

 stimmung der Einzelwellenlängen, wenn man die in den Knoten liegen geblie- 

 benen Staubhäufchen zur Einstellung benutzt, ein von Kundt und Warburg (1. c.) 

 für solche Fälle empfohlenes Verfahren. 



Das Aussehen der Wellen im Kontrollrohr war immer sehr regelmäßig, 

 mit engen Knoten und breiten Bäuchen. 



•"D v 



Korrektionen für die Wellenlänge. 



Der Messingmaßstab, an dem die Ablesung der Staubfiguren erfolgte, 

 wurde mit dem Normalmaßstab des Institutes aus Invar, 1 ) an dem praktisch 

 keine Korrektion anzubringen ist, verglichen. Die Vergleichstemperatur betrug 

 14.0°, die Meßfehlergrenze 0.02 mm. Der Maßstab erwies sich als für den vor- 

 liegenden Zweck fehlerfrei mit Ausnahme der Strecke — 10 cm, die um 

 0.08 mm länger war als das entsprechende Stück des Normalmaßstabes und 

 die Strecke 40 — 50 cm, die um 0.12 mm zu lang war. Auf der Strecke 40 

 bis 50 cm gelang es mir einen Sprungfehler von rund 0.1 mm nachzuweisen 

 zwischen den Teilstrichen 46.7 und 46.8 cm, um den dieser Millimeter zu groß 

 war. Deswegen wurde zu jeder Ablesung über 46.8 0.1 mm addiert. Auf der 

 Strecke 0—10 cm war ein größerer Sprungfehler nicht nachzuweisen. Da es 

 nicht sicher war, ob mehrere kleinere Sprungfehler vorhanden waren, oder ob 

 sich der Fehler gleichmäßig über die ganze Strecke verteilte, wurde eine 

 Korrektion dafür nicht angebracht. Abgesehen von der Kleinheit ist diese 

 Unterlassung auch deswegen belanglos, weil die Wellen im Kontroll- und im 

 Untersuchungsrohr am selben Maßstab gemessen und daraus das Verhältnis 

 der Wellenlängen berechnet wurde. Diese Bemerkung gilt auch für den 

 Sprungfehler zwischen 46.7 und 46.8 cm. 



Weil der Messingmaßstab bei 14.0° mit dem Normalmeter verglichen war 

 und bei einer anderen Temperatur 14 ± t zur Ablesung benutzt wurde, waren 

 zur Wellenlänge '/. mm zu addieren bzw. davon zu subtrahieren: 0.000019 • t ■ 1mm. 



Die Glasrohrausdehnung war in Rechnung zu ziehen, weil die Staubfiguren 



') Geliefert von der Societe genevoise pour la construction d'instrurnents. 



51" 



