405 



IL Teil. 



Die Isothermen der Luft für 0° und — 79° und für Drucke bis 200 Atmosphären. 



Zur Bestimmung der Isothermen sind zwei Methoden üblich. Die eine x ) 

 arbeitet mit einem konstanten Volumen und ermittelt wie viel Luft von Atmo- 

 sphärendruck und Zimmertemperatur dieses Volumen bei Hochdruck und 

 der Temperatur der gesuchten Isotherme enthielt. Die andere 2 ) arbeitet mit 

 konstanter Gasmenge und untersucht deren Volumen bei den gewünschten 

 Bedingungen von Druck und Temperatur. 



Die vorliegende Untersuchung ist nach der ersten Methode geführt, die 

 gegenüber der zweiten den Hauptvorzug konstanter Empfindlichkeit über den 

 ganzen Druckbereich besitzt: Es wurde ein bestimmtes, genau gemessenes 

 Volumen mit komprimierter Luft von 0° bzw. — 79° gefüllt. Diese ließ man 

 dann aus einem mit Glyzerin gefüllten Ballon so lange Glyzerin verdrängen, bis 

 zum Schlüsse des Versuchs im gesamten System wieder Atmosphärendruck 

 herrschte. 



Übersicht der Anordnung. (Figur 3.) 



Die aus dem Maschinenraum d 

 im Keller kommende Druckleitung 

 D (Beschreibung im I. Teil) führt 

 zu einer Kupferspirale K und von 

 dort zu einem Ducretetschen Hahn 

 V, der hier nur als T-Stück dient. 

 Dort teilt sie sich in einen Zweig 

 nach dem Amagatmanometer A 

 und in einen anderen zum Meß- 

 volumen in Form eines Druck- 



V 



V, 



T, 



A 

 V 2 





— A 



Th 



r^?H 



ü 



Fig. 3. 



!) Natterer, Pogg. Ann. 62, S. 132, 1844. Derselbe, Pogg. Ann. 94, S. 436, 1855. Wroblewski, 

 Wiener Berichte 97, S. 1321, 1888. Witkowski, Phil. Mag. 41, S. 288, 1896. 



2 J Regnault, Experienees I. Cailletet, Compt. rend. 70, S. 1131, 1870; Journ. de phys. 19, S. 386, 1880. 

 Andrews, Ann. de chim. et de phys. 21, S. 208, 1870. Amagat, in zahlreichen Arbeiten von 1869 an, die 

 an Ort und Stelle zitiert sind. Kammerlingh-Onnes, in den Communications of the laboratory of Leiden. 



