407 



Das Stahlrohrvolumen. (Figur 4.) 



Einige Schwierigkeiten machte die endgültige Gestaltung des Meßvolumens. 

 Es bestand schließlich aus einem Stück nahtlos kaltgezogenen Stahlrohr l ) 

 (Länge etwa 205 mm, äußerer Durchmesser 26 mm, Wandstärke 3 mm), an 

 dessen Enden zwei Hochdruckventile Kammerlingh-Onnesscher Konstruktion 2 ) 

 aus Stahl angeschraubt waren. Dazu waren an den Enden des Stahlrohrs auf 

 der Innenfläche Gewinde eingeschnitten und in diese Gewinde Stahlplatten heiß 



Fig. 4. 



mit Zinnlot eingeschraubt. In die Platten waren Stahlröhrchen gleichfalls mit 

 Lot eingeschraubt, die an ihren Enden Flanschen mit Überwurfmuttern trugen, 

 zum Verschrauben an die Hochdruckventile. Abdichtung mit Blei. Um das 

 Volumen des Systems durch das bei einer Meßreihe etwa nötig werdende An- 

 ziehen der Verschraubungen nicht zu ändern, wurden sie vorher ein für alle- 

 mal mit aller Sorgfalt festgezogen. 



Die Ventile waren so angesetzt, daß das Volumen im Stahlrohr abgegrenzt 

 wurde durch die auf den Ventilsitz niedergeschraubten Stahlventilkegel. Der 

 Raum der Ventile, der an die Packungen grenzte, gehörte also nicht zum 

 Meßvolumen; es wird dadurch die Möglichkeit einer Absorption von Luft in 

 den Packungen vermieden, die bei den hohen Drucken unter Umständen stark 

 stören könnte. Die Packungen bestanden Anfangs aus Leder, zum Schluß bei 

 den — 79°- Versuchen aus Feuerschwamm. 



Das Stahlrohr war innen vergoldet, um Oxydation zu verhüten. 



Die Verbindung der Ventile mit der Druckleitung bzw. mit der Weiter- 

 leitung zu H, erfolgte ebenfalls durch Überwurfmuttern und Flanschen. Dich- 

 tung durch Blei. 



1 ) Geliefert von den deutsch-österreichischen Mannesrnannröhrenwerken Düsseldorf in hervorragender 

 Vollkommenheit. 



2 ) Geliefert unter freundlicher Vermittlung des Herrn Prof. Kammerlingh-Onnes von Kipp und Zonen 

 in Delft. Beschreibung in Commun. from the Labor, of Leiden, Nr. 46 und 54. 



