408 



Zu unten ausgeführten Zwecken konnte die Druckzuleitung an V x entfernt 

 und an ihre Stelle eine Verbindung zu einer Quecksilberluftpumpe mit Mc Leod- 

 Manometer angesetzt werden. 



Um dem ganzen Druckstahlrohrsysteni den nötigen Halt zu geben, waren 

 die beiden Ventile durch je vier Schrauben auf eine massive Stahlplatte 

 aufmontiert. 



Temperaturbäder. 



Zur Festlegung der Isothermen (im Folgenden kurz als p v- Messungen 

 bezeichnet), wurde das Stahlrohr samt Ventilen in ein Gemisch von Eis und 

 destilliertem Wasser bzw. von fester Kohlensäure und absolutem Alkohol gesetzt. 



Für den ersten Fall diente ein Zinkkasten 93x16x16 cm, für den zweiten 

 drei ineinandergesteckte Weißblechkästen, durch Flanell thermisch voneinander 

 isoliert, von denen der innerste im Lichten 56 x 16 x 6^2 cm hielt. Um keine 

 Wärmeleitung vom Boden her zu haben, wurde die Stahlplatte mit Stahlrohr 

 und Ventilen auf zwei schmale Holzblöcke von etwa 5 cm Höhe gesetzt, so 

 daß beim Umrühren des Bades auch eine Zirkulation unter der Stahlplatte 

 stattfinden mußte. 



Vor direkter Berührung mit der Umgebung waren die oberen Teile der 

 Ventile durch übergezogene Schlauchstücke geschützt, besonders um den Alkohol 

 des — 79° Bades von den Packungen fernzuhalten. 



Die Ventile funktionierten auch bei — 79°, nachdem die Lederpackungen 

 durch Feuerschwamm ersetzt waren, hervorragend zuverlässig. 



Die Möglichkeit, die Ventile ganz im Temperaturbad zu halten, macht 

 jede, stets etwas mißliche Annahme bzw. Messung des Temperaturgefälles von 

 im Bad befindlichen Teilen gegen solche außerhalb überflüssig und vereinfacht 

 die Berechnung der Versuche in hohem Maße.j 



Die vom Ventil V. 2 durch das Temperaturbad wegführende Leitung war 

 eine Kupferkapillare. Außerhalb war sie mit Siegellack in das Glasrohr einge- 

 kittet, das zum Hahn H 2 führte. 



Der Glyzerinballon faßte ca. 25 Liter. Er stand in einem großen 

 Wasserbad von Zimmertemperatur. 



Quecksilber manometer. 



Das empfindliche Organ der Anordnung ist das Quecksilbermanometer. Es 

 dient gleichzeitig zur Messung des Stahlrohrvolumens und als Manometer bei 

 den p v- Messungen. 



