409 



Die Manometerröhren aus Glas haben etwa 1.1 cm Durchmesser i. L., 

 sind ca. 75 cm lang und tragen je eine Millimeterteilung. Die linke Röhre 

 mit dem Dreiweghahn ist gut vertikalisiert und fest aufmontiert auf ein Holz- 

 brett von etwa 2V-2 Meter Länge, das auf dem Fußboden aufsteht. Die rechte 

 Röhre sitzt auf einem Holzbrettchen von ca. 30 cm Länge, das in einer Nut 

 des großen Holzbrettes auf- und abgezogen werden kann. Die Verschiebung 

 erfolgt vom Platz des Beobachters aus durch eine Schnur, die über je eine 

 an der Decke und am Beobachtungstisch angebrachte Rolle läuft. Am unteren 

 Ende sind beide Röhren verbunden durch einen übersponnenen, sehr massiven 

 Gummidruckschlauch. 



Die Röhren sind möglichst eng aneinandergerückt aus Ablesungszwecken. 

 Die Ablesung der Niveaus erfolgt durch ein Kathetometer. Durch ein Klopf- 

 werk, das vom Kathetometer aus betätigt werden kann, werden die Queck- 

 silberniveaus beim Ablesen zwecks sicheren Einspielens erschüttert. 



Bestimmung des Stahlrohrvolumens zwischen den Ventilen. 



Eine direkte Auswägung des Stahlrohrvolumens mit Quecksilber war aus- 

 geschlossen, es konnte nur eine volumenometrische Methode in Betracht kommen. 



Dazu wurde folgendermaßen verfahren: Das Stahlrohr wurde evakuiert 

 und dann aus dem festen Schenkel des Quecksilbermanometers, in dem Anfangs 

 Atmosphärendruck herrschte, in das Vakuum Luft eingesogen. Nun wurde 

 der bewegliche Schenkel soweit hochgezogen, bis im festen wieder Atmo- 

 sphärendruck herrschte. Das vom Quecksilber im festen Manometerrohr zwischen 

 Anfangs- und Endstellung eingenommene Volumen ist mit den nötigen Kor- 

 rektionen gleich dem Volumen des Stahlrohrs. 



Ein Vorteil der Methode ist der, daß nur das Volumen des festen Mano- 

 meterrohrs mit Quecksilber ausgewogen zu werden braucht. Das Volumen 

 der Verbindungsröhren zwischen Stahlrohr und Manometer braucht gar nicht, 

 oder für einige geringfügige Korrektionen nur ganz oberflächlich bekannt zu 

 sein. Man kann deswegen jederzeit das Stahlrohr zum Auswechseln der Tem- 

 peraturbäder oder Nachsehen der Ventile wegnehmen, ohne irgendwelche Neu- 

 aichungen vornehmen zu müssen. 



Evakuierung des Stahlrohrs. 



An das Ventil V y wurde anstatt der Druckleitung ein Verbindungsrohr 

 mit der Quecksilberluftpumpe angeschraubt (siehe oben). Ventil V x wurde 

 geöffnet, V 2 geschlossen und das Stahlrohr evakuiert. Man kam dabei leicht 



Abh. d. IL Kl. d. K. Ak. d. Wiss. XXIII. Bd. II. Abt. 53 



