410 



auf einige tausendstel Millimeter Quecksilberdruck, der sich auch bei abge- 

 stellter Pumpe nur wenig änderte. Inzwischen wurde der Hahn H 2 so gestellt, 

 daß nur die Verbindung V 2 H 2 H 3 bestand. Durch S 3 blieb zunächst das 

 Röhrensystem von V 2 ab nebst dem Manometer mit der Atmosphäre in Ver- 

 bindung. 



Orientierung des Kathetometers. 



Um nach erfolgtem Nachsaugen von Luft ins Stahlrohr erkennen zu können, 

 wann der Innendruck gleich dem äußeren war, wurde das Kathetometer gleich 

 für die im Voraus bekannte Endstellung des Fernrohrs orientiert, da es sich 

 gezeigt hatte, daß die Säule des Kathetometers etwas gekrümmt war. 



Dazu wurde der rechte bewegliche Schenkel des Manometers hochgezogen, 

 so daß der Rand des Quecksilbers in ihm am unteren, im linken festen Schenkel 

 also am oberen Ende der Glasröhre einstand. Unter Erschüttern der Queck- 

 silbersäulen durch das Klopfwerk wurde der Faden des Kathetometerfernrohrs 

 so eingestellt, daß er mit den Rändern der beiden Quecksilberniveaus sich 

 deckte, also horizontal stand. Die Kuppenhöhen waren nur in seltenen Fällen 

 voneinander verschieden. Es mußte dann die Fadeneinstellung auf die Kuppen 

 erfolgen. Der Unterschied in den Kuppenhöhen war nie so groß, daß eine 

 Korrektion wegen Kapillardepression nötig war. 



An dem so orientierten Faden des Fernrohrs, das bei den Messungen 

 höchstens um etwa einen Zentimeter verschoben zu werden brauchte, wurden 

 die Überdrucke bzw. Unterdrucke im Manometer an der Millimeterteilung der 

 linken Manometerröhre abgeschätzt. Am Schluß jeder Volumbestimmung wurde 

 der Fernrohrfaden unter denselben Bedingungen wie am Anfang kontrolliert. 



Nach diesen Vorbereitungen wurde der bewegliche Manometerschenkel 

 wieder tief gestellt, so daß das Quecksilber in der rechten Röhre oben, in 

 der linken unten einstand. 



Eigentliche Messung. 



Nun wurde die Einstellung des Quecksilberrandes und die Kuppenhöhe 

 im linken festen Schenkel mit einein kleinen Hilfsfernrohr an der aufgeätzten 

 Millimeterteilung parallelaxenfrei abgelesen und der Druck im Stahlrohr am 

 Mc Leod-Manometer der Pumpe festgestellt. Durch Drehen des Schliffes H 3 

 wurde das Manometer von der Atmosphäre abgeschlossen, so daß es nur noch 

 mit dem System V., H 2 in Verbindung stand und hierauf das Ventil V 1 durch 

 Niederschrauben geschlossen, das Ventil V 2 geöffnet. Schließlich wurde der 

 bewegliche Manometerschenkel soweit hochgezogen, bis das Quecksilber in 

 beiden Röhren wieder gleich hoch stand, im ganzen System von V x ab also 



