411 



wieder Atmosphärendruck herrschte. Die genaue Einstellung wurde durch 

 Interpolieren gefunden. Wie erwähnt, ist das Volumen im festen Manometer- 

 rohr zwischen Anfangs- und Endstellung des Quecksilbers gleich dem Stahl- 

 rohrvolumen zwischen den Ventilen Vj und V,. 



Das Verfahren setzt voraus, daß das ganze System sich im thermischen 

 Gleichgewicht befindet, insbesondere, daß Stahlrohr und festes Manometerrohr 

 die gleiche Temperatur haben. Diese Bedingung war nicht immer erfüllt wegen 

 des Temperaturgefälles von der Decke zum Boden, das bei kaltem Wetter, 

 wenn im Zimmer geheizt wurde, Beträge bis zu einigen Grad pro Meter 

 erreichte. Um das äußerst umständliche Einsetzen der ganzen Anordnung in 

 ein "Wasserbad zu umgehen, wurde das ganze Zimmer als Luftbad benutzt: 

 die umgebenden Räume wurden auf annähernd gleicher Temperatur gehalten 

 und die Luft im Zimmer durch einen kleinen Ventilator, der in etwa 4 m 

 Entfernung von der Anordnung so orientiert war, daß er einen Luftstrom vom 

 Fußboden schräg nach oben blies, energisch umgerührt. Wenige Minuten 

 nachdem der Ventilator in Gang gesetzt war, zeigten sämtliche in freier Luft 

 befindliche Thermometer innerhalb ihrer Ablesemöglichkeit von 0.1° die gleiche 

 Temperatur an. Frühestens lV-2 Stunden nach dem Ingangsetzen des Ventilators 

 wurden die Volummessungen begonnen. 



Aichungen und Korrektionen für die Volumbestimmung. 



Die Auswägung des festen Manometerrohrs. 



Die Millimeterteilung auf dem festen Manometerrohr war im Institut 

 hergestellt. Die Striche dienten in den meisten Fällen nur als Marken, ledig- 

 lich beim Interpolieren kamen ganz kurze Strecken als Millimeterteilung zur 

 Verwendung. 



Die Teilung wurde verglichen mit einem Messingmaßstab, der an dem 

 Normalmeter des Instituts verifiziert war. Für die vorgesehene Meßgenauigkeit 

 von 0.1 mm war an der Röhrenteilung eine Korrektion nicht anzubringen. 



Das zur Auswägung bestimmte Quecksilber wurde in dünnem Strahl durch 

 verdünnte Salpetersäure geträufelt, dann im Vakuum destilliert und vor der 

 Benutzung noch einmal auf rund 120° erhitzt und filtriert. 



Der Gewichtssatz wurde mit einem Präzisionsgewichtssatz verglichen, der 

 seinerzeit auf ein von der physikalisch-technischen Reichsanstalt beglaubigtes 

 100-Grammstück bezogen worden war. 



Die Auswägung des Manometerrohrs erfolgte dreimal im Laufe der pv- 

 Messungen, das erstemal in Intervallen von 5 zu 5 cm, das zweite und drittemal 



53* 



