412 



mit ganz engem Einschluß der für die Volummessungen in Betracht kommenden 

 Teilstriche am unteren und oberen Ende der Köhre. 



Die Ablesung erfolgte am Rand der Quecksilbersäule. War bei einer 

 Auswägungsreihe die Kuppenhöhe nicht konstant (es handelte sich bei einer 

 Kuppenhöhe von ca. 1.3 mm höchstens um ±0.1 mm), so wurden alle Rand- 

 einstellungen auf gleiche Kuppenhöhe umgerechnet, indem man die Kuppe, 

 wie es auch der Augenschein lehrte, als Teil einer Kugelkalotte ansah. 



Ein Druckeinfiuß auf das Volumen des Manometerrohrs, hervorgerufen 

 durch das Gewicht des zum Auswägen benutzten Quecksilbers, war nicht wahr- 

 nehmbar. 



Eine Prismenwirkung der Röhrenwand, die auch bei senkrechtem An- 

 visieren eine scheinbare Verschiebung des Quecksilberrandes gegen die auf der 

 Außenseite der Röhre angebrachte Teilung hervorrufen könnte, war nicht zu 

 erkennen. 



Auf diese Art erhielt man das Volumen des Manometerrohrs zwischen 

 den eingestellten Teilstrichen bei der Auswägungstemperatur. Herrscht bei 

 der Volumbestimmung des Stahlrohrs eine andere Temperatur, so ist das 

 Volumen des Manometerrohrs mit Hilfe des Ausdehnungskoeffizienten des Glases 

 auf die letztere umzurechnen. 



Korrektionen für die eigentliche Volumbestimmung. 



Hatte vor und nach dem Einsaugen von Luft ins Stahlrohr das Queck- 

 silber bei seiner Einstellung unten bzw. oben im festen Manometerrohr ver- 

 schiedene Kuppenhöhen, so war die Einstellung des Randes wie oben auf 

 gleiche Kuppenhöhe umzurechnen. 



Das Interpolationsverfahren auf Gleichheit des Innendrucks im Gesamt- 

 volumen mit dem Außendruck wurde nach dem Nachsaugen von Luft ins 

 Stahlrohr etwa lV-2 Stunden lang alle 20 Minuten wiederholt, um die bei der 

 anfänglichen Druckerniedrigung etwa entstandenen Temperaturdifferenzen sich 

 ausgleichen zu lassen und Temperatur- und Barometergang in Rechnung ziehen 

 zu können (siehe unten). Das Interpolieren erfolgte mit Hilfe des beweglichen 

 Manometerschenkels, den man einmal hochzog, bis ein kleiner Überdruck im 

 festen Manometerrohr vorhanden war und dann herabließ, bis ein kleiner 

 Unterdruck herrschte. Die so interpolierte Einzeleinstellung des Quecksilbers 

 im festen Rohr, bei der der Innendruck gleich dem Außendruck war, stimmte 

 bei Wiederholung mit Sicherheit auf 0.1 mm. Weil nur Über- bzw. Unterdrucke 

 von wenigen Millimetern ins Spiel kamen, war die Temperatur des Quecksilbers 



