413 



im Manometer gleichgültig. Ein dynamischer Einfluß auf das Einspielen der 

 Quecksilberniveaus, herrührend von dem Luftzug des Ventilators, war nicht zu 

 bemerken. 



Der Temperaturgang im Beobachtungszimmer wurde verfolgt mit Hilfe 

 von vier Thermometern, die etwa alle 30 Minuten abgelesen wurden. Sie 

 gestatteten 0.1° mit Sicherheit abzulesen und waren unter den üblichen Vor- 

 sichtsmaßregeln mit einem von der physikalisch-technischen Reichsanstalt beglau- 

 bigten Thermometer verglichen, dessen Nullpunkt kontrolliert wurde. Ein 

 Thermometer lag am Stahlrohr so, daß seine Kugel das Rohr direkt berührte, 

 das zweite hing am Hahn H 2 in freier Luft und das dritte und vierte neben 

 dem festen Manometerrohr. Der Temperaturgang betrug in den ungünstigsten 

 Fällen bis 0.3° pro Stunde. Es wurde durch besondere Versuche festgestellt, 

 daß selbst bei viel stärkerem Temperaturgang die Temperatur der Luft im 

 Röhrensystem nicht merklich hinter der Außentemperatur nachhinkte. Durch 

 Rechnung und Experiment wurde ermittelt, daß eine Temperaturänderung der 

 Luft im Röhrensystem um 0.1° bei Gleichheit des Innen- und Außendrucks 

 eine Verschiebung des Quecksilberniveaus im festen Schenkel um O.Sj mm 

 verursachte. Damit wurden die beim Interpolieren gefundenen Einstellungen 

 im festen Schenkel auf die Temperatur bei Beginn des Versuchs reduziert. 



In derselben "Weise wurde der Barometergang in Rechnung gezogen und 

 die Einstellung im festen Schenkel auf den Barometerstand beim Abschließen 

 von der Atmosphäre umgerechnet. 1 mm Außendruckänderung bewirkt bei 

 710 mm Barometerstand eine Verschiebung des Quecksilbers im festen Schenkel 

 um 1.20 mm. Betreffend Prüfung des Barometers siehe unten bei den pv- 

 Messungen. Hier kommen bloß Barometerstandsdifferenzen in Betracht. 



Zu berücksichtigen war die Volumänderung unseres Systems, hervorgerufen 

 durch das Öffnen des Ventils V 2 beim Verbinden des Vakuums im Stahlrohr 

 mit der Luft im Manometer. Ein Öffnen des Ventils V 2 um eine halbe Um- 

 drehung bewirkte eine Volumvergrößerung, die einer Verschiebung des Queck- 

 silbers im festen Manometerrohr um 0.2 3 mm bei gleichem Innen- und Außen- 

 druck entsprach. 



Eine Korrektion dafür, daß die Luft, die bei Beginn des Versuchs im 

 festen Manometerrohr sich befunden hatte, zum Schluß in dem etwa 30 cm 

 höher gelegenen Stahlrohr also unter niedererem Druck sich befand, wurde 

 wegen der Geringfügigkeit: 0.03 mm nicht angebracht. 



Zu achten ist auf gute Trocknung der Luft, die aus dem Manometer ins 

 Stahlrohr nachgesogen werden soll. Andernfalls kann man, besonders bei 

 raschem Öffnen des Ventils V«, Volumwerte erhalten, die stark gefälscht sind 



