414 



dadurch, daß wegen der Abkühlung sich Wasserdampf auf die Röhrenwand 

 niederschlägt, der dann beim Steigen des Quecksilbers an der Wand einge- 

 schlossen wird. Es ist deshalb gut auf alle Fälle das Ventil V 2 nur langsam 

 zu öffnen und gleichzeitig den beweglichen Manometerschenkel hochzuziehen, 

 so daß im festen stets ungefähr Atmosphärendruck herrscht. 



Dies empfiehlt sich aus dem ferneren Grunde, weil im oberen Teil des 

 Ventils F 2 zwischen dem Ende der Schraube und der Packung ein kleiner 

 Hohlraum sich befindet, der bei Druckänderungen im Röhrensystem seinen 

 Druck nur langsam dem Schraubengewinde entlang ausgleichen kann. Es 

 wurde deswegen, wenn etwa die ganze Anordnung zur Prüfung auf Dicht- 

 haltung evakuiert worden war, mit dem Beginn der Volumbestimmungen einige 

 Stunden gewartet, da an den Ventilen selbst, auf deren sicheres Funktionieren 

 alles ankam, nichts geändert werden sollte. 



Eine Aichung des Mc. Leod-Manometers, an dem der Anfangsdruck im 

 Stahlrohr vor dem Einsaugen der Luft abgelesen wurde, war wegen der 

 Kleinheit dieses Druckes, der für die Zwecke der Volumberechnung gleich 

 Null gesetzt werden konnte, nicht nötig. 



Zahlendaten zur Volumbestimmung. 



Der Gang der Festlegung der Isothermen war so, daß zwischen je einer 

 Reihe von p v-Messungen eine Reihe von Volumbestimmungen ausgeführt wurde. 

 Für die definitiven Werte wurden nur die j} v - Messungen von Nr. 16 an 

 benutzt, weil erst von da an alle in Betracht kommenden Bedingungen in 

 einwandfreier Weise festgestellt waren. Die vorherigen Messungen dienten zur 

 Orientierung. Nach dem Versuch 27 brach das Verbindungsrohr zwischen dem 

 Stahlrohr und dem einen Ventil, so daß die Verbindung erneuert werden mußte. 

 Infolgedessen sind die Volumbestimmungen vor und nach dem p v- Versuch 27 

 nicht miteinander vergleichbar. Die p v- Messungen vor und nach dem Bruch 

 wurden aneinander angeschlossen durch Wiederholung einer Anzahl von Mes- 

 sungen (bei 100 Atmosphären) mit dem neuen Stahlrohr volumen. 



Tabelle 9 gibt die Einzelresultate der Volumbestimmungen. 



In Kolonne 1 steht das Datum, in 2 die Nummer der j? # -Messungen, 

 zwischen denen die Volumbestimmungen ausgeführt wurden, in 3 die Anfangs- 

 stellung des Quecksilbers im festen Manometerrohr vor dem Einsaugen der 

 Luft ins Stahlrohr in cm, in 4 die Endstellung, bei der Innen- und Außen- 

 druck wieder gleich war, beide Einstellungen mit sämtlichen Korrektionen, in 

 5 die Differenz in Zentimetern der Röhrenteilung und in 6 die Temperatur, 

 bei der die Volumbestini mung ausgeführt wurde. 



